124 
Sodann sprach Herr K. Stuchtey (als Gast) über : 
Eine Verbesserung am Aluminiumblattelektroskop nach 
Elster und Geitel 1 ) von Ernst Hochheim. 
Bei einer grossen Anzahl von Messungen, die Herr Hoch- 
heim im hiesigen Physikalischen Institut mit dem Elektrometer 
nach Elster und Geitel vornahm, bemerkte er, dass der 
positive und negative Pol einer konstanten Batterie niemals 
den gleichen Ausschlag der Blättchen bewirkte. Diese Ab- 
weichung von der Eichtabelle war besonders stark, wenn die 
in der Nähe des Bodens des Instrumentes als Staubschutz 
angebrachte Bernsteinplatte von Sonnenstrahlen getroffen, oder 
mittels Haarpinsels abgestäubt worden war. Die Differenz 
der scheinbar gemessenen Potentiale war oft 30 Volt und 
zeigte sich für verschiedene Potentialhöhen verschieden. 
Offenbar hatten die beiden Bernsteinplatten, oder wenigstens 
eine von ihnen eine starke Ladung angenommen, deren Feld 
die beweglichen Blättchen beeinflusste, und dadurch die Messung 
störte. Denn beim Wechsel des Ladungsvorzeichens kehrte 
sich die des Bernsteins nicht mit tim. Es gelang nun da- 
durch, dass die Staubschutzplatte aus Bernstein durch eine 
solche aus Metall ersetzt wurde, die Blättchen gegen das 
Feld der unteren, den Boden bildenden Bernsteinplatte ab- 
zuschirmen und obige Störung vollständig zu beseitigen. 
Gleichzeitig wird dadurch ein weiterer Fehler 2 ) des sonst 
vorzüglichen Instrumentes beseitigt, der sich beim Messen der 
Spannung von Wechselströmen herausstellte und ebenfalls 
dadurch verursacht ist, dass die Staubschutz-Bernsteinplatte 
an den Kraftlinien des Feldes der geladenen Blättchen ge- 
troffen wird. 
1) Elster u. Geitel, Phys.'Ztschr. 1, pag. 11, 1899/1900. 
2) H. Fischer, Pliys. Ztschr. 7, pag. 376, 1907. 
