ANNALES DE L INSTITUT PASTEUR 
*56 
partie inférieure et étranglée à sa partie supérieure de façon à 
pouvoir loger un tampon d’ouate. C’est par cette extrémité qu’on 
la rattache à l’appareil à hydrogène. Celui-ci est établi pour 
servir à deux usages : 4° chasser l’air de la pipette et de la 
culture pour le remplacer par l’hydrogène; 2° aspirer cette 
culture dans la pipette de Pasteur à l’abri de l’oxygène. Dans ce 
but, j’ai fait communiquer le flacon de lavage du gaz L avec un 
flacon de niveau N, par un tube de caoutchouc raccordé à la 
tubulure inférieure de chacun des flacons. Par un mouvement 
d’abaissement du niveau, on comprend qu après avoir inter- 
rompu le courant du gaz, on pourra produire une dépression 
dans la pipette et y faire refluer le contenu du tube à essais. 
L’ordre des opérations se fait donc ainsi : 
4° Liquéfier le milieu de culture. Ensemencer à la tempé- 
rature de 38-40° (pour la gélose) avec beau à essayer et diluée 
dans la proportion voulue ; 
2° Flamber la pipette. La rattacher à l’appareil à hydrogène 
et faire passer un courant rapide de gaz; 
3° Fermer la pince P. Placer la pipette dans le tube de culture 
mis en réserve dans le bain-marie B à 38-40° et la caler avec un 
peu d’ouate. Ouvrir doucement la pince P. de façon à faire 
passer un courant continu d’hydrogène, en évitant toutefois des 
bulles de gaz trop fortes ; 
6° Après quelques minutes de barbottage, fermer le robinet R t 
du gazogène, ouvrir le robinet R, du flacon de niveau et, lorsque 
la culture a rempli la pipette, fermer l’étranglement avec une 
