TRANSFORMATION DU TR10XYMÉT1IYLÈNE EN MÉTHANAL 887 
mobile, il n’y ait jamais communication entre l’intérieur de 
l’étuve et l’atmosphère extérieure; la fermeture est, en effet, 
assurée par le disque métallique antérieur quand la gouttière 
apparaît extérieurement ou est complètement en dehors: un 
butoir empêche la sortie du tube mobile. — Ce dernier et sa 
gouttière constituent un véritable tiroir, au moyen duquel les 
objets à stériliser sont introduits ou retirés, sans que les vapeurs 
antiseptiques se répandent au dehors. Un bouton permet de les 
manœuvrer comme les tiroirs ordinaires; des tiges de laiton 
guident leur course et assurent l’horizontalité ; un peu de vase- 
line lubréfie et permet le bon fonctionnement de l’appareil. Le 
tiroir du bas, dont la gouttière est restée pleine, reçoit du trioxy- 
méthylène destiné à produire le méthanal pendant la chauffe. 
L’appareil une fois porté à 100°, l’objet est placé dans l’une 
des gouttières, introduit dans la chambre par fermeture du 
tiroir, maintenu le temps voulu au contact du méthanal, enlevé 
par une manœuvre inverse; et les opérations peuvent être immé- 
diatement et indéfiniment renouvelées. 
Un autre stérilisateur, fondé sur le même principe, présente 
la sortie de l’une produit l'introduction de l’autre. Cette dispo- 
sition paraît plus avantageuse au point de vue de la solidité et 
de la facilité de construction. 
Ces deux appareils ont fonctionné des journées entières dans 
mon laboratoire sans émettre la moindre odeur de méthanal ; 
même en les maintenant plusieurs jours dans une armoire-étuve, 
successivement à 30, 40 et 50°, le résultat est semblable : on ne 
perçoit l’odeur d’aldéhyde qu’au moment de l’ouverture d’un 
tiroir, le gaz de la gouttière étant alors répandu au dehors ; 
mais la quantité en est toujours minime, même à 100°. Enfin, 
une simple remarque montrera combien est parfaite la conser- 
vation du méthanal : depuis 1 origine de mes travaux, qui datent 
de plusieurs mois, des centaines d’expériences ont été effectuées 
et je n’ai jamais eu à renouveler le trioxyméthylènc; les quelques 
grammes introduits au commencement ont suffi à tous les 
besoins jusqu’à ce jour. Je n’ai eu qu’à me louer de ces appareils, 
delà façon dont ils fonctionnent et de la sécurité qu’ils présentent. 
