461 
El aparato se compone de un pie de fundición, sobre el cual 
se atornilla una placa de latón que sostiene un tubo y un prisma 
de flint-glas, de un ángulo de refracción de 60°. El tubo está 
provisto de una lente convergente en los dos estreñios que mi- 
ran al prisma, y está cerrado por el otro por una placa que tie- 
ne una hendidura vertical. En este píese hallan adaptados otros 
dos brazos que pueden dar vueltas alrededor de su eje: el uno 
lleva un anteojo que aumenta unas 8 veces, provisto de un tor- 
nillo giratorio; el otro un tubo que en el estremo que está di- 
rijido hácia el prisma lleva una lente converjente, yen el otro 
una escala que, al reflejarse sobre la cara anterior del prisma 
llega al ojo del observador que mira por el primer anteojo. 
Esta escala es la imagen fotográfica dé otra milimétrica que se 
ha obtenido reduciendo cerca de en la cámara oscura una 
escala dividida sobre vidrio. Se cubre con cuidado con estaño 
laminado de modo que no quede visible masque la parte estre- 
cha que lleva las divisiones y los números. 
La hendidura solo queda libre por su mitad superior; la in- 
ferior está cubierta por un pequeño prisma de vidrio equilátero, 
que por reflexión total envía á través de esta los rayos de uno 
de los focos luminosos, mientras que los del otro atraviesan di- 
rectamente la mitad superior de la hendidura. Gracias á esta 
disposición, el observador descubre los espectros de los dos 
focos luminosos colocados inmediatamente uno sobre otro, y 
puede juzgar con facilidad de la concordancia ó diferencia de 
las rayas de estos espectros (1). 
El aparato se coloca y se usa del modo siguiente. 
Por medio de la llave se alarga bastante uno de los anteo- 
jos para que con él pueda verse claramente un objeto colocado 
(1) El aparato que ha servido á MM. Kirchhoff y Bunsen le ha 
construido M G. A. Steinheil, de Munich. En el dia se encuentra en París 
en varias casas de fabricantes de instrumentos de física. M. Duboscq ha in 
troducido en este aparato modificaciones que le hacen muy cómodo de mane- 
jar, y especialmente una disposición particular del pequeño prisma del an- 
teojo que permite limpiar muy fácilmente la hendidura, lo cual es de suma 
importancia bajo el punto de vista de la limpieza de los espectros. 
(L. GRAríDEAü.) 
