448 
Para obtener con el higróraetro de cabello la media higrométrica del 
dia, se suma el máximo y el mínimo, y se divide la suma por 2. Pero 
para conocer este máximo y este mínimo es menester observar el instru- 
mento á cada instante del dia y de la noche, lo cual sería un trabajo su- 
mamente penoso. 
Para vencer esta dificultad, dicen los autores, hemos adaptado al hi- 
gróraetro de cabello un aparaíito muy sencillo y poco costoso, que nos da 
á conocer el máximo y el mínimo de humedad por una sola inspección del 
instrumento. 
En el centro del cuadrante del higróraetro fijamos un cañonciío de 
metal, al rededor del cual se mueven con mucha libertad dos agujas de 
aluminio sumamente ligeras, que deben servir de índice, y que por medio 
de [un contrapeso fijado en sus piés, se equilibran de modo que quedan 
inmóviles en todas las divisiones del cuadrante á que son llevadas. 
El eje que lleva la aguja del instrumento atraviesa el cañonciío sin 
tocarle, y esta agu ja, en sus movimienlos háeia la humedad ó la sequedad, 
empuja ante sí las dos agujas índice, que coloca en su sitio con una pre- 
cisión que nada deja que desear. 
Estas dos últimas llevan en sus pies dos clavijitas formadas con un 
alambre muy delgado, sobro las cuales obra la aguja principal para em- 
pujarlas delante de sí. 
Basta para que el higróraetro se coloque en estado de poderse hacer 
la experiencia, acercar los dos índices de la aguja, que ios lleva consigo en 
sus movimientos hacia la humedad ó la sequedad. 
Si se ha ejecutado con cuidado este aparato, marcha con mucha re- 
gularidad, la resistencia que oponen ambos índices á la acción de la aguja 
es casi nula, y puede apreciarse en menos de un miligramo? de modo que 
no hay que temer la tirantez del cabello que desempeña sus funciones 
por tanto tiempo y con tanta regularidad como en los higrómetros co- 
munes. 
(Por la Sección de Variedades, Camilo de Vela.) 
Editor responsable, Camilo de Yei.a. 
