153 
pudiera contener, producirá cabalmente 10 veces más efecto 
en la segunda observación que en la primera. La diferencia 
entre las dos alturas, dividida por 9, será por tanto lo que ha- 
brá de añadirse á la primera para tener la que hubiera mar- 
cado un barómetro bien purgado de aire.» 
Después que escribió estos renglones Arago, el profesor de 
física de la Facultad de Poitiers Mr. Trouessart, presentó al jui- 
cio del instituto un barómetro de sifón fundado en los mismos 
principios, y en el cual la curvatura del tubo, hecha de goma 
elástica, proporciona al observador poder aumentar á arbitrio 
la capacidad de la cámara barométrica, y variar de consi- 
guiente la altura de la columna de mercurio, á fin de inferir 
la presión atmosférica. 
Pensamos haber conseguido igual resultado, dice el autor, 
por otro camino no ménos sencillo, y que presenta la ventaja 
de reducir mucho las dimensiones del barómetro. Consiste en 
tomar un volumen de aire á la presión que se quiere medir, y 
dilatarlo hasta que ocupe otro volumen doble del primitivo. 
Como [sólo tiene entonces este aire una elasticidad capaz de 
equilibrarse con la presión de media atmósfera, la diferencia 
de altura de las columnas de mercurio contenidas en el tubo 
comunicante que constituye el aparato, da á conocer inmedia- 
tamente el valor de la semi-presion atmosférica, y de consi- 
guiente la de¡la atmósfera en el momento de observar. 
Consta nuestro barómetro de un tubo comunicante de dos 
brazos, abiertos ambos á la atmósfera; uno de ellos lleva una 
llave, y tiene marcadas dos rayas « y £, que corresponden á 
dos volúmenes, doble uno del otro, y medidos desde la llave. 
Cuando se quiera determinar la presión del aire se abre la 
llave, y se introduce mercurio del otro brazo hasta que llegue 
á la raya a el nivel de este líquido. Ciérrase entonces la llave, 
y valiéndose de otra puesta en la parle inferior del aparato , se 
deja correr mercurio hasta que llegue en el brazo cerrado á la 
raya C, ó dicho de otro modo, hasta que el aire encerrado en 
el aparato ocupe doble volumen que antes. No resta ya más 
que medir exactamente la diferencia de nivel entre las dos co- 
lumnas para obtener el valor de la semi-presion atmosférica. 
Hemos dado otra disposición á nuestro barómetro, la cual 
