162 
METEOROLOGIA . 
De un pluvióscopo nuevo; por Mr. Hervé-Mangon. 
(Comptes rendus, -10 diciembre '1 860.) 
Los pluvímetros que generalmente se emplean dan á cono- 
cer el volúmen de agua que cae en un tiempo dado en una su- 
perficie determinada. En general se observa el pluvímetro una 
vez al dia, sin atender á si el volumen de agua recojida ha 
caído en una ó varias veces, en algunos minutos ó en muchas 
horas. Estos instrumentos no dan pues ninguna indicación 
acerca de la naturaleza de las gotas de lluvia, de su número, 
de su volúmen, de las variaciones que experimentan al atrave- 
sar una capa de aire de cierto grueso, de la dirección de su 
trayectoria, de la marcha de un aguacero en una comarca algo 
extensa, etc. 
Sin embargo, estos diferentes datos no dejarían de ofrecer 
interés para el estudio del fenómeno de la lluvia y sus efectos 
sobre los vegetales, y el régimen de las corrientes de agua y 
las obras hidráulicas. Así es, para no citar más que un ejem- 
plo, que cayendo cierto volúmen de agua en algunos minutos, 
puede perder las cosechas, desbordar torrentes, y hacer que 
no sean suficientes los puentes y las alcantarillas: el mismo 
volúmen de agua distribuido en varios aguaceros sucesivos, 
no produciría más que una lluvia benéfica. 
Para estudiar el fenómeno de la lluvia con mavores detalles 
•i 
que lo que puede hacerse con los pluvímetros comunes, me he 
propuesto registrar la hora y duración de cada lluvia, contar 
las gotas de agua que caen en un chaparrón, pesarlas, y de- 
terminar la dirección de su caida. La solución de estos diver- 
sos problemas es fácil si se dispone de una superficie que pueda 
conservar indefinidamente el vestigio de las gotas de agua que 
recibe cuando se expone á la lluvia. Después de muchos ensa- 
yos he llegado á preparar con mucha sencillez un papel que 
tiene esta propiedad, sumerjiéndole en una disolución de sul- 
fato de hierro, dejándole secar, frotándole después con polvo 
de agallas muy fino mezclado con sandaraca, que hace que se 
