- 29 — 
costante che era quella della saldatura calda. Ho adoperato due 
termometri normali di costruzione tedesca e confrontati col ter- 
mometro a gas all’ Ufficio imperiale tedesco di Charlottenburg ; 
per avere la temperatura esatta dovevo fare la correzione per con- 
fronto col termometro a gas, quella dovuta alla colonna emergente 
e quella dovuta allo spostamento dello zero, trascuravo quella do- 
vuta alle variazioni della pressione esterna. La seconda correzio- 
ne nel caso mio era nulla quasi perchè immergevo il termometro 
nel tubo K (mantenendo sempre il bulbo vicino alla saldatura 
della coppia) fino a fare emergere solo uno o due centimetri della 
colonna di mercurio. Per la terza correzione determinavo diretta- 
niente, appena fatta la lettura della temperatura, la posizione dello 
zero depresso. I termometri erano divisi in decimi di grado e 
quindi con una lente potevo benissimo apprezzare i centesimi di 
grado. 
Per la misura della f. e. ni. adoperai il metodo del potenzio- 
metro: AB è un filo disteso di costantana di 0,14 ,nm di diametro* 
di un metro di lunghezza e della resistenza di 10,64 ohm , P è un 
accumulatore, E un elemento Eaoult j Z n , Z„ S0 4 a 1,04 di den- 
sità, CuS0 4 in soluzione satura, Cu ( che, non potendo disporre di 
una Latimer Clark, ho preso come elemento campione, la sua f.e.m. 
in queste condizioni è di l,124 vo,t e non dipende sensibilmente 
dalla temperatura. R e R' sono due cassette di resistenza di pre- 
cisione di argentana ; R per maggiori precauzioni veniva racchiu- 
8a in una cassetta piena di bambagia onde preservarla dalle va- 
riazioni rapide di temperatura, essa contiene due resistenze X di 
U000 oh m e Y di 7600 o,ira a 16°, 5* un termometro t col bulbo vicino 
ad X permetteva di misurarne la temperatura; E' ha solo 200 ot,m 
di resistenza. 8 e 8' sono due interruttori a pozzetti formati da 
tabi sottili di vetro chinsi in fondo e pieni a metà di mercurio 
e tannerai in uri recipiente pure con del mercurio allo scopo di 
Quagliarne la temperatura. G è un galvanometro a magnete fisso 
