— 30 — 
di piccolissima resistenza (6,40 ohm ) , per una corrente di 033^ 
si aveva la deviazione di una divisione della scala. 
Cominciavo la misura della f. e. m. quando il termometro T 
segnava . una temperatura costante. Chiudendo 1» interruttore I 
la corrente dell’ accumulatore attraversava il circuito principale 
ABXYR'A, unendo i pozzetti 4.3 di 8 la corrente di E attraver- 
sava il galvanometro, il filo disteso AB ed X, poi regolavo la resi- 
stenza di R in modo da non far passare corrente pel galvanometro. 
Dopo toglievo la comunicazione 4 . 3 e facevo quella 4.5, allora 
unendo i pozzetti b . d e a . c in S', la corrente della coppia ter- 
moelettrica attraversava il galvanometro t e il tratto AC, dopo 
spostavo il contatto C fino a riavere 1’ equilibrio nel galvauome- 
tro. Chiamando s la f. e. ni. della coppia avevo: 
(1) AC 
AB-j-X 
Alla f. e. m. così misurata deve essere addizionata o sottratta, 
a seconda della sua direzione, la f.e.m. parassita e', che ha luogo 
nel circuito del galvanometro e del filo AC ; per misurarla aprivo 
il tasto I e facevo le comunicazioni a . b in 8' e 4 . 5 in S, otte- 
nevo una piccola deviazione 5, sapendo che la resistenza dei cir- 
cuito 0 . 2 . 6 . a . « . A è di 8.86 oh,n e applicando la legge di Ohm 
e ' ,= X 8 > 86 + AC) 0, 33 ar. 
Ho avuto cura di rendere piccolissima questa f.e.m parassita, 
per questo i fili A . 1 e C . 2 erano di costantana come il filo di- 
Steso in modo che ai punti di contatto A e C non si stabilisse 
nessuna differenza di potenziale, mentre i pozzetti 1 e 2, dove la 
costantana si univa ai reofori di rame, erano mantenuti alla stessa 
stemperatura mercè la disposizione speciale dell’ interruttore 8; 
anche le altre congiunzioni in S e S' erano mantenute alla stessa 
temperatura. 
