— 32 — 
correzione ; ritenevo che il termometro t segnasse la temperatura 
di X con V approssimazione di i / t grado, questo porta una inde* 
terminatezza nel valore di X di 11000 X 0,00044 X 0,5 = 2,5 olira 
circa. Perciò X era determinata con l’approssimazione di 4 0hm il 
che, quando T = 75° e perciò AC — 7,2 ohm circa, può portate 
nella determinazione di e un errore massimo di 0,4^. 
3. La deviazione 8 dovuta alla f. e. m. parassita veniva de* 
terminata con F approssimazione di l j i0 di divisione, quindi quan- 
do T = 75° e AC = 7,2 ohm si ha per la (2) un errore massimo 
nella determinazione di e' di 
(8, 86 -f 7, 2) 0, 33 X 0, 1 ~ 0, 5V* 
Sommando questi errori si ha un errore massimo di 1,#® 
nella determinazione di e ; a questo bisogna aggiungere anche l’er- 
rore, che non si può calcolare, dovuto alle variazioni della f.e.m- 
della pila campione. 
Per rendere paragonabili fra loro i valori così ottenuti per 
temperature crescenti e decrescenti calcolavo per ogni esperienza 
la f. e. m. della coppia alle temperature di 50° e 75° mediante 
1’ espressione : 
Sostituendo in questa i valori di e e di T trovati nella 1* 
e 2 B misura avevo due equazioni che mi davano i valori dei coef- 
ficienti a e 6 , avuti i valori di questi coefficienti mediante I» 
stessa espressione potevo calcolare il valore della f. e. in. a 50° e 
5 . Per la 4 a e 5 a misura fatte a temperature decrescenti calco- 
lavo un’ altra volta i valori delle costanti e quindi le f. e. m- 
Il seguente specchietto dà i risultati della prima sene di 
cinque esperienze dove d e d' rappresentano la differenza dell® 
