— 30 — 
Dott. C. Bellia. — LA DISPERSIONE ELETTRICI A SUL- 
L’ ETNA. 
Nell’ agosto scorso, per cortese concessione del Direttore Prof. 
A. Ricco, ho potuto dimorare qualche giorno alP Osservatorio 
Etneo dove ho eseguito alcune misure di dispersione elettrica. 
L’ apparecchio che ho adoperato, costruito per T occasione dal 
meccanico del Laboratorio, è quello immaginato dai signori Elster 
e Geitei, (1) cioè elettroscopio montato da un dispersore cilindrico, 
la cui capacità è di 1,3 unità elettrostatiche assolute. 
L’elettroscopio però invece del tipo Exuer è a una sola fo- 
glia di alluminio, e per attenuare la perdita della carica luugo 
la superficie del dielettrico V asticella che porta la fogliolina, 
seguendo la disposizione adottata dal Prof. Righi, (2) termina in 
basso in una cam panellina nel cui fondo è fissato l’ isolante. Per 
leggere le deviazioni della fogliolina mi son servito di una lente 
a corto fuoco che proietta T immagine di una scala sul piano in 
cui si muove la fogliolina, così con un cannocchiale si può os- 
servare la scala e la foglia. 
La base dell’ elettroscopio è un piatto circolare portato da 
viti calanti su cui si può adattare una campana 
misura della radivattività dei gas e delle terre. 
Per eseguire le misure ho collocato 
grande sala dell’ Osservatorio Etneo (2940 m. sul livello del mare), 
non avendolo potuto collocare all’ aria aperta a causa del vento 
e degli effluvi del vulcano che ho riscontrato essere radivattivi, 
però ho tenuto costantemente aperte due ampie finestre della 
stanza dalla parte opposta a quella investita dal vento. 
Per fare una misura caricavo 1’ elettroscopio a un potenziai 
di circa 170 volta e l’ abbandonavo a se stesso, allora 1 elett 
cità si disperdeva, aspettavo che la fogliolina coincidesse con » 
divisione della scala a cui corrispondeva il potenziale «, 
(1) Zhysik. Zeittchr. t. 1, 1899 pag. 11. 
(2) Nuovo cimento 1905 pag. 57. 
