4 
Kastens darstellt, Die Halbkugel wird nun in ihrer Stellung 
durch zwei Halter ( d u. d\) fixiert. Sie legen sich, wie auf 
der Figur 2 zu sehen ist, aussen an die Halbkugel sanft an. 
Die Halter haben an den beiden Enden eine Führung auf den 
Schienen e u. e, auf denen sie durch Spiralfedern nach aussen 
gedrückt werden. Gegen einander werden die Halter durch 
zwei flache Federn mit Sperrzähnen fixiert (siehe Fig 2 //i). 
Die beschriebene Art der Fixierung der Halter ge- I 
stattet nun weiterhin in der einfachsten Weise, diese und 
mit ihnen die Halbkugel (a) seitlich beliebig stark zusammen- 
zudrücken und in dieser Stellung die seitlich zusammen- 
gedrückte Halbkugel zu fixieren. Dadurch kann die astigma- 
tische Deformierung der Hornhaut in jedem gewünschten 
Grade nachgeahmt werden. Die Führungsstangen e u. e\ der 
Halter sind auf der drehbaren Scheibe g befestigt; dadurch 
wird es ermöglicht, dass man die Halter in jedem beliebigen 
Durchmesser an die „Hornhaut“ anlegen und diese zusammen- 
drücken kann. Auf diese Weise kann man den Astimatis- ; 
mus mit den verschiedensten Axen nachahmen. 
Verfolgt man nun bei astigmatisch deformierter Halb- 
kugel den Strahlengang im Kasten, so kann man die parallel 
auffallenden Strahlen nicht mehr auf einen Punkt vereinigen. 
Man kann vielmehr durch verschieben der Mattscheibe h 
zwei Brennlinien nachweisen, die — entsprechend der 
stärksten und der schwächsten Krümmung der Halbkugel — 
in verschiedener Entfernung von dieser und senkrecht zu 
einander angeordnet liegen. 
Die Korrektion des Astigmatismus zeigt man, indem 
man aussen vor die „Hornhaut“ entsprechende cylindrisch 
geschliffene Gläser setzt. Ich verwende die bei jedem Optiker 
vorrätigen viereckigen Cylindergläser, die ich in eine dreh- 
bare Fassung einsetze. Es lässt sich zeigen, dass man 
durch ein entsprechendes konkaves Cylinderglas die Strahlen 
auf einen Punkt der hinteren Brennlinie vereinigen kann, 
während durch ein konvexes Cylinderglas eine Korrektion 
