Hierauf hielt Herr F. A, Schulze den Vortrag: 
Ueber den Nachweis von Schwingungen oberhalb der 
Hörgrenze an dem Monochord zur Bestimmung 
der oberen Hörgrenze. 
Vor längerer Zeit habe ich 1 ) einen einfachen, handlichen 
dabei genauen Apparat zur Bestimmung der oberen Hör- 
grenze angegeben, der auch in das diagnostische Instrumen- 
tarium der Ohrenärzte Eingang gefunden hat. Er besteht 
aus einer ca. 40 cm langen gespannten Saite aus Klavier- 
saitenstahldraht, die an beiden Enden mit Klemmschrauben 
befestigt ist, welche auf einem Grundbrett stehen. Zwischen 
diesen Endklemmen befindet sich noch eine dritte Klemm- 
schraube, die auf dem Grundbrett verschiebbar ist, und mit 
der die Saite an beliebiger Stelle zwischen den beiden End- 
klemmen festgeklemmt werden kann, sodass auf der Saite 
beliebige Längen abgrenzbar sind. Dieses abgegrenzte Stück 
wird mit einem mit gepulvertem Kolophonium bestrichenen 
Läppchen oder, zur Vermeidung des Reibegeräusches, besser 
1) F. A. Schulze, diese Sitz.-Ber. 1907, p. 175; Ann. d. Phys. 24, 
785, 1907; Zeitschrift f. Ohrenheilk. 56, p. 167, 1908; Beiträge zur 
Physiol., Anatomie und Therapie des Ohres, der Nase und des Kehl- 
kopfes 1, p. 184, 1908. 
