Om Indretning og Brug af Bunsens Photomeler. 105 
gen paa Papirfladens ene Side i en given Afstand fra begge 
Lyskilder og for en bestemt Stilling af Øiet forsvinder, saa 
vil den i samme Afstand for en anden Stilling af Øiet atter 
komme tilsyne. For at forhindre alt diffust Sidelys fra at træffe 
Diaphragmet har jeg omgivet dette og Speilene med en for- 
til aaben og indvendig sværtet Kasse af Pap, der i Hoide 
med Ringen og Lyskilderne L og G er forsynet med to 
runde Aabninger, og paa hver af disse er anbragt et kort 
konisk Paprør, hvis mindste Gjennemsnit vender mod Lys- 
kilderne. 
Indretningen af de efter Bunsens Princip construerede 
engelske Photometere, der nu især til Control og Bestem- 
melse af Gaslysets Intensitet ere saa almindelig benyttede, 
er forsaavidt forskjellig fra den nys beskrevne, at Diaphrag- 
met og det ene til Sammenligning tjenende Lys have en 
constant Afstand, medens Afstanden mellem Diaphragmet og 
den anden Lyskilde er foranderlig. Til praktisk Brug fore- 
kommer denne Indretning mig mindre hensigtsmæssig end 
den nys beskrevne, naar man ikke til Lysmaalningerne be- 
* 
nytter en Assistents Hjælp; hvis nemlig Afstanden mellem 
Diaphragmet og den bevægelige Lyskilde ikke er temmelig 
liden, er det ofte ubeqvemt med uforrykket Stilling af Øiet 
i Papirfladens Forlængelse at kunne forskyve den bevæge- 
lige Lysflamme jevnt og langsomt indtil Ringen paa en af 
Siderne forsvinder. Benytter man desuden, hvilket almin- 
delig er Tilfældet, som constant Lyskilde eller Maalelys, et 
Stearin- eller Voxlys, saa vil ved dettes Bevægelse Flam- 
men blive urolig, og Lysstyrken være mindre constant. 
Dette undgaaes ved at gjøre Lyskildernes indbyrdes Af- 
stand uforanderlig, og derimod bevæge Diaphragmet; Øiet 
kan da ved passende Skjerme beskyttes mod Straalingen fra 
begge Lyskilder, og Aflæsningen af de maalte Afstande 
