108 
Chr. Langberg. 
> 
kan skee uden at forandre Øiets Stilling eller udsætte det 
for nogen stærk Lysindvirkning medens de forskjellige Maa- 
linger foretages. 
Er Forskjellen d — d, mellem de to Afstande d og d, 
i hvilke Flækken paa den ene og paa den anden Side af 
Diaphragmet forsvinder, kun liden i Forhold til Lyskildernes 
indbyrdes Afstand, saa er det for at lette Maalingernes Be- 
regning beqvemt. paa den horizontale Maalestok tillige at 
afsætte Værdierne af 
d 2 
(D-cl) 
2 ; sættes nemling 
og 
saa kunne altsaa n og m direkte aflæses paa Maalestokken, 
og den relative Lysstyrke er da paa det nærmeste lig det 
arithmetiske Middel af begge Aflæsninger. 
Efter Formel (3) er nemlig 
/ : / = } A n m 
sættes nu 
m = n y , saa er 
ii m = n (n + y ) 
n ■ 
i + 
) 
v 
ii m 
n 
1 |' 2 = n 
n w 
ii_ii 
o 8 2 ~\~ O. s. v. 
n vr 
) 
Er nu y saa liden, at 
V 
8 n' 
og 
Rækken kunne sættes ud af Betragtnin 
de følgende Led 
g, saa bliver 
af 
y nm = nil + = i (2n + y) 
\ tlf 
men 2 n + ?/ — m + n , altsaa 
I : I' — (m -f- n) (4) 
I Almindelighed benyttes nok det her beskrevne Pho- 
tometer paa den Maade, at man soger at indstille Diaphrag- 
met i den Afstand d , hvori Flækken eller den gjennem- 
trukne Papirflade paa begge Sider viser sig lige stærkt be- 
