zeigt ein im vorigen Fall als linksdrehend erkannter Krystall die 
Phänomene eines rechtsdrehenden und umgekehrt. Aendert sich 
z. B. die Farbe der Mittelscheibe beim Drehen nach rechts 
vor dem Quarz von Gelb in Violett, so muss man das Drehen 
hinter der Quarzplatte nach links wenden, um denselben Far- 
benwechsel zu erhalten. So verhalten sich alle Muskowite, 
während die Bietite oder Glimmer von sehr kleinem Axenwinkel 
die Farbe der Mittelscheibe nicht verändern, sie mögen vor oder 
hinter der Quarzplatte gedreht werden. 
Wenn auch in dieser Weise der Charakter zweier Axen 
bei den Glimmern nur für den Fall, dass ihr Winkel nicht zu 
klein ist, ausgemittelt werden kann , so ist die Sicherheit der 
Nachweisung doch viel umfassender als nach der früheren Art 
der Untersuchung durch Beobachtung des Polarisationsbildes, wel- 
ches als Blättchen von einer gewissen Dünne oder Kfeinheit 
nicht mehr erkannt werden kann. Verf. hat aber bei weiterer 
Untersuchung verschiedener Krystallplatten , die er hinter der 
Calcitplatte drehte, die Beziehungen auszumitteln gesucht, welche 
die Stellung des erscheinenden oder verschwindenden Kreuzes 
(oder des veränderten) zu den Seiten und Diagonalen (Kanten, 
Axenrichtungen etc.) der untersuchten Flächen hat, und um 
diese Verhältnisse deutlich zu erkennen und die Drehungswin- 
kel messen zu können, hat er ein kleines Instrument construirt, 
welches er Stauroskop nennen will und welches namentlich 
den Mineralogen willkommen sein dürfte, da es leicht anzu- 
fertigen und zu handhaben ist. Es besteht in Folgendem : 
Ein Cylinder von Messing 2" hoch und 1" im Durchmesser, 
an beiden Enden offen, ist an dem einen im Innern mit einem 
vorspringenden Ring versehen, auf welchen die Platten gelegt 
werden, welche die zu untersuchenden Krystallblättchen (die man 
mit etwas weichem Wachs befestigt) tragen. Diese Platten ha- 
ben in der Mitte runde oder längliche Oeffnungen von l — 3 Li- 
nien. Auf jede dieser Platten ist ein die Peripherie berührendes 
Quadrat möglichst genau eingravirt und am Rande haben sie 
einen kleinen Einschnitt (oder auch zwei um ein Viertel des 
Kreises von einander entfernt), der in ein an dem Cylinder in- 
nen feststehendes Knöpfchen eingepasst wird. Einen Zoll von 
dem untern offen bleibenden Ende ist ein stählerner Zeiger in 
