m 
Para proceder á las operaciones de cada serie, eslaba 
puesto en estación el aparato de péndulo sobre un sólido pi- 
lar de sillería y ladrillo, asentado por debajo del piso de los 
sótanos; dos excelentes termómetros del Sr. Baudin, suspen- 
didos del aparato entre el péndulo y la regla, se destinaron, 
en unión del metálico de ésta, al conocimiento de la tempe- 
ratura de uno y otra; sobre una firme repisa descansaba el 
aparato especial, anejo al de péndulo, para hallarla situación 
del centro de gravedad; el reloj normal, perfectamente fijo al 
grueso muro paralelo al de fachada; dispuesto al aparato 
cronográfico; y el barómetro en el local. A dos metros próxi- 
mamente del centro del pilar, y en la dirección perpendicu- 
lar al plano de oscilación, coloqué dos anteojos fijos, de ma- 
nera que desde este mismo sitio se podian observar, con el 
uno, el movimiento oscilatorio del péndulo, y el de la péndo- 
la del reloj normal con el otro. 
Desde el 9 al 16 de Mayo de 1877 completé cuatro séries. 
A) Distancia entre los cuchillos. 
La comparación de la distancia entre los filos de los cu- 
chillos con el intérvalo comprendido en la regla por los trazos 
elegidos 0' n y l m se hacia, en cada modo de suspensión, ánles 
y después de observar la duración de la oscilación, en el or- 
den alternativo que indica el Programa anterior. Una vez 
preparado el aparato, el péndulo vertical, fijo pero suspendi- 
do, la regla también vertical, y asegurada la invariabilidad 
respectiva de los microscopios del comparador, se esperaba 
que transcurriese el tiempo necesario para garantir la unifor- 
midad de temperatura en la masa del péndulo, regla y termó- 
metros de mercurio; efectuando luégo las observaciones de 
una comparación con arreglo al 
PROGRAMA. 
™ , I Observaciones con los termómetros de mercurio y me- 
Temperatura ... tálic0 de la regla . 
