71 
veces sobre él terminando en la división 25 después de 
liaber pasado el cero: el arco total medido será de 360'+ 
25= 385°, el cual dividido por 8 da por cociente 48 ü 7'30,' 
valor del arco repetido. Es claro que si al medir el arco' 
total se ha cometido algún error este se' reduce á ± en el 
caso propuesto; pero se puede disminuir cuanto se quiera 
multiplicando las repeticiones. Este instrumento fué in- 
ventado por Mayer y perfeccionado por Borda, quien le ha 
dado su nombre. 
05. Para medir un ángulo con el círculo repetidor es 
menester asegurarse primero de que los ejes ópticos de 
los anteojos son paralelos al plano del instrumento, lo que 
se consigue poniendo vertical el limbo, y horizontal el cír- 
culo que lleva el instrumento en la parte inferior do la co- 
lumna que sirve de pié: este círculo se llama azimutal, y se 
arregla por medio de los grandes tornillos sobre los cuales 
descansa, y por un pequeño nivel de aire. En esta posición 
so dirige el anteojo superior sobre un objeto lejano, y 
dando después al limbo una media vuelta, ó haciendo gi- 
rar 180° se vuelve á dirigir el anteojo sobre elmismo ob- 
jeto: si en tone es coincide la intersección de los hilos déla 
retícula del propio modo que en la primera observación, 
será prueba de que el eje óptico es paralelo al plano del 
círculo; pero si el objeto se ve á la derecha ó á la izquier- 
da de la intersección, se corrige la mitad del error movien- 
do la retícula por medio de los tornillos que se manifies- 
tan fuera del tubo del anteojo. Se repite esta operación 
hasta que el objeto se miro en ambas posiciones del ins- 
trumento coincidir con el punto central de la retícula. Ar- 
reglado que sea el anteojo superior por él se arreglará el 
inferior, pues dirigidos los dos á un pi’opio objeto deben 
coincidir las dos visuales. 
