72 
66. Este método de ajustar los anteojos seria muy 
exacto si el circulo no tuviera algunas pequeñas imperfec- 
ciones inevitables de construcción. Para que no haya 
duda se usa el anteojo regulador 6 de pruebas (fig.fi), el 
cual tiene hácia sus dos estreñios dos cuadrados perfectos 
de metal perpendiculares al eje, de modo que puesto el 
anteojo sobre una superficie descansando sobre cualesquie- 
ra lados de los cuadrados, el eje óptico sea siempre para- 
lelo á dicha superficie. Suponiendo que los hilos de es- 
te anteojo ésten bien arreglados de antemano, póngase so- 
bie el limbo del circulo repetidor cuando este tenga posi- 
ción horizontal, y dirigiendo la visual á un mismo objeto 
bien distante con el anteojo superior y con el de pruebas, 
las dos visuales deben herir un mismo punto del objeto si 
el anteojo del círculo tiene su eje paralelo al plano; y si 
nó, se moverá su retícula hasta conseguir la coincidencia 
de ambas visuales. 
67. Al tomar un ángulo con el círculo repetidor so 
coloca^ el limbo poco mas ó menos en el plano de los obje- 
tos, dándole molimiento alreuedor de los ejes vertical y 
horizontal, y acaba de ajustarse el plano por medio de las 
roscas tangenciales. Entonces fijando el instrumento en 
esta posición un observador pone en cero el nonius del 
anteojo superior, y mueve el limbo hasta que dicho anteo- 
jo alcance uno de los objetos, cuya coincidencia ajusta por 
la rosca tangencial; y otro dirige el anteojo inferior por su 
movimiento propio sobre el otro objeto en la intersección 
de los hilos: el ángulo que forman estas dos visuales es el 
que se desea conocer. Pero un solo observador puede 
hacer las dos operaciones. 
68. ■ Supogamos que se trate de medir el ángulo DCY 
(fig. 9), que forman en el centro de instrumento dos obje- 
