— 191 — 
xzr 18308X0,02119X1,0492 = 407 metros. 
] “6. De lo que liemos espuesto se infiere que un ba- 
rómetro, con tal que no lleve aire en lo interior del tubo, 
puede servir para determinar las alturas aunque -tenga al- 
gún error por el cero de la escala; y lo mismo decimos de 
dos barómetros comparados. La condición esencial es que 
b ' 
se conozca bien el cociente aunque varien los térmi- 
nos con tal que la variación sea proporcional. Si dos ba- 
rómetros que se empleen en una nivelación tienen tubos 
de diámetros iguales, ninguna alteración producirá en los 
resultados la capitalidad, porque ella debe variar propor- 
cionalmcnte al peso de la atmósfera. M e parece, pues, 
que cometería un error el que aplícase igual corrección de 
capilaridad en las dos estaciones. Llamando Ií la depre- 
sión á 700 milímetros se tendrá la que corresponde á V 
por la ecuación 
Que sean los tubos de cuatro milímetros de diámetro: co- 
mo á 700 esta capilaridad de 2, m 038S según la tabla de 
Laplace, á 720,0 sería K’= 
726,6X2,0388 
( uO 
: 1,923. Cor- 
rigiendo ahora las columnas, 
0=760+2,039=762,039; 
l>= 726,6 + 1,923 = 728,523. 
Pero el cociente 
de 
700 762,039 
1,046; y el de 72^523 - 
