— 192 — 
1,046: aquí se ve cumplida la condición esencial, y de. 
mostrado que pava un mismo barómetro, ó para baróme- 
tros de diámetros iguales es inútil la corrección de capila- 
ridad. Cuando la diferencia entre los diámetros de dos 
barómetros sea corta, también se puede prescindir de es- 
ta corrección, que el discernimiento del ingeniero, sabrá 
valorizar. Concluiremos este artículo con la tabla de La- 
place de las dept esiones del mercurio en los barómetros 
de cubeta, porque en los de sifón se compensan dichas de- 
presiones. Ilay otra tabla en el conocimiento de los tiem- 
pos para el año de 1800; pero los números discrepan tan pe- 
co de los de Laplace que me ha parecido conveniente 
adoptar los de este autor por su justa celebridad. 
I>IAM. DE LOS TOBOS. DEPRESIONES. 
. 4,5599 milímetros. 
2, 9923 
. 2,0388 
1,5055 
. 1,1482 
. 0,8813 
• 0,685 l 
• 0,5354 
0,4201 
0,3506 
0,2602 
0,2047 
0,159.7 
■ 0,1245 
0,0970 
' 0,0/54 
■ 0,0586 
0,0430 
. 0,0352 
2 milímetros 
4 
6 
7 
8 
9 
10 
1 1 
12 
13, 
14, 
15, 
16 
17 - 
18 
19 . 
20 . 
