— 194 — 
Esba pequeña diferencia de 0,09 milímetros produce una 
baja de cosa de 1,2 metros eu la altura determinadla por 
mi fórmula; de modo que en lugar de 1709 que resultaron 
usando las temperaturas corregidas se habrían obtenido 
con las indicadas 1709 — 1,2=1707, S número bien aproxi- 
mado al verdadero, que es 1708,4 metros. D’Aubuisson 
se liabiia acercado mas a la verdad no corrigiendo dichas 
temperaturas, porque hubieran resultado 1713,4 en lugar 
de 1714,6 que calculó por su fórmula. Ademas, la dife- 
rencia 0,09 se pierde entre los errores inevitables de ob- 
servación y graduación de la escala; y por eso lie dicho 
antes que tal corrección es por lo común despreciable. 
178. Terminaremos el capítulo copiando un párrafo de 
aír. Biot. “Ademas, dice, referiré aquí algunas indica- 
ciones generales que Mr. Ramond ha deducido d*e sus nu- 
merosos esperimentos; ellas servirán para ilustrar á los ob- 
sen adores sobre el grado de precisión que pueden esperar 
de las medidas barométricas, según los diversos estados 
de la atmósfera.— 1.° Se estimarán, en general, las alturas 
demasiado febles cuando la observación se haga por la ma- 
ñana ó por la tarde; cuando el barómetro inferior está en 
un llano, y el superior en un valle estrecho y profundo- 
cuando el tiempo sea manifiestamente tempestuoso y en 
este caso se pueden cometer grandes errores. 2.° Al con- 
trario, se estunaráu las alturas demasiado fuertes cuando 
se observe entre las doce del dia y las dos de la tarde ó 
1 IS tres ’ Papalmente en el estío, y en sol ardiente- cuan- 
do el barómetro superior está en la cima de una montaña 
y el Í afen0! ' en una S ÍU ’S anta es ^echa y dominada; cuan- 
do reina un \ iento fuerte de la región boreal, sobro todo 
