229 
Röhrchen in die vorher gewogene Säure bringt. Zwei At der entwichenen Kohlensäure 
entsprechen alsdann 1 At. der in Frage stehenden wasserfreien Säure. 
Die Braunsteinbestiimnung geschieht mit Bert hier und Thomson aus der Quanti- 
tät Kohlensäure, welche er in Berührung mit Oxalsäure entwickelt. Eine gewogene Menge des 
fein zerriebenen Braunsteins wird mit 2r, Th. neutralen oxaNauren Kalt’s oder 2 Theilen neutra- 
len oxalsauren Natron’s und etwas Wasser in dein erwähnten Apparate durch Herübersaugen der 
Schwefelsäure vollkommen zersetzt. Enthält der Braunstein kohlensaure alkalische Erden, so wird 
das Pulver mit verdünnter Salpetersäure behandelt, auf einein Filter ausgewaschen und das- 
selbe nun sammt dem Filter in das Kölbchen gebracht, um daselbst, wie erwähnt, zersetzt zu 
werden. Zwei Atome (ier erhaltenen Kohlensäure entsprechen einem Aequivalent reinen Super- 
oxyds indem der Prüfung unterworfenen Braunstem. Enthalten die zu prüfenden Braunstein- 
soiten Thonerde, Eisenoxyd oder niedrigere Oxydationsstufen des Mangans, so ist es biswei- 
len von Wichtigkeit, den dadurch veranlassen Mehrverbrauch an Säure bei Verwendung des 
Braunsteins zur Chlorbereitnng kennen zu lernen. Biess lässt sich ebenfalls mittels dieser 
Methode bestimmen , indem man den zu prüfenden Braunstein mit einer genau bekannten 
Menge Schwefelsäure (und oxalsaurem Natron, wie oben) zersetzt und alsdann in das Kölb- 
chen eine neue Quantität reinen Pyrolusits oder Mangansuperoxydhydrats bringt. Man erhält 
so eine neue Quantität Kohlensäure, aus deren Gewicht .sich die Menge der nicht zur Zer- 
setzung des Braunsteins verwendeten Säure berechnen lässt. 
V. Sitzung am 22. September . 
Präsident: Professor Dr. Andreas von Ettingshausen. 
Secretäre: wie oben. 
24. Prof. Dr. Hessler, aus Prag, sprach 
über Anwendung’ der Babinet’schen Verbesserung auf 
Hahn - Luftpumpen. 
Welch grossen Vorzug eine Babinet’sche Luftpumpe vor andern zweistiefligen Luft- 
pumpen habe, ist hinreichend bekannt. Indem nähmlich bei ersteier durch den Babinet'sehen 
Hahn die Einrichtung getroffen ist, dass, nachdem bereits die durch die schädlichen Bäume 
der beiden Stiefel bestimmte Verdünnungsglänze erreicht worden, ein Stiefel ausser Verbin- 
dung mit dem Recipienten und dafür mit dem zweiten Stiefel in Communication gesetzt wer- 
den kann, wird ein viel höherer Grad von Verdünnung erreicht, als diess ohne diese Ein- 
richtung möglich ist. Die von Babinet mit dieser sinnreichen Verbesserung construirte Luft- 
pumpe ist aber eine Ventil-Luftpumpe, kann somit nur zum Verdünnen und nicht zugleich 
*3 Die nähern Angaben über die practische Ausführung dieser Methoden und ihre theoretische Begründung, 
die Anfertigung des Apparates u. s. w., sind in einem kleinen, so eben bei C. F. Winter in Heidelberg 
erscheinenden Werkelten : „Neue Verfahrun jsw eisen zur Prüfung der Pottasche und 
Soda, der Aschen, der Säuren, insbesondere des Essigs, so wie des Braun- 
steins, auf i Kren wahren Gehalt und Handelswerth. Für Chemiker, Pharmaceuten, Tech- 
niker und Kaufleute, lediglich nach eigenen Versuchen bearbeitet von Dr. R. Fresenius und Dr. H. 
Will, Assistenten am chemischen Laboratorium zu Giessen. 1843. 
58 
