230 
7 , um Verdichten der Luft dienen, und trägt alle, den Ventilen, bezüglich der Schwierigkeit, 
sie für die Dauer hinlänglich, leicht beweglich und ganz luftdicht schliessend zu erhalten, 
anklebenden Mängel. 
Jeder Experimentator, welcher des grossen Vortheiles der Babinet’schen Verbesse- 
rung theilhaftig werden will, muss sich überdiess auch, wenn er im Besitze der besten 
Hahnlultpumpen wäre, zur kostspieligen Anschaffung einer neuen Luftpumpe bequemen. 
Es schien demnach in mehrfacher Hinsicht wünschenswert , die Babinet’sche Verbesserung 
auch auf Hahnluftpumpen ausdehnen, nahmentlich an jeder bereits fertigen und guten zwei- 
stiefhgen Hahnluftpumpe nachträglich anbringen zu können, und diess ist in der -Thai ganz, 
einfach dadurch möglich, dass man zwischen den Stiefeln und den dieselben mit dem Teller 
in Comsnunication setzenden Canal ein Metallstück und in dieses ausser den zwei gewöhn- 
lichen Luftpumpenhähnen noch zwei andere mit passenden Bohrungen versehene Hähne ein- 
setzt. Bei einer gewissen Stellung dieser Hähne wirkt dann die Pumpe in gewöhnlicher Art, 
das heisst, beide Stiefel treten abwechselnd mit dem Recipienten in Communication : werden 
die zwei Hülfshähne aber gleichzeitig um 90° gedreht, so ist durch sie der eine Stiefel 
bleibend ausser Verbindung mit dem Recipienten , dafür aber mit dem zweiten Stiefel in 
Verbindung gesetzt. — Die Anordnung und Bohrung der 2 Hülfshähne wurde durch eine 
Zeichnung verständlich gemacht. 
25. Professor Hess ler machte 
über eilte leichte und einfache Art, tliermo - electrisciie 
Säulen zu verfertigen, 
folgende Mittheilung: 
„Wer sich jemahls mit Verfertigung von Wismuth- Antimon-Säulen beschäftigt hat, 
kennt die Schwierigkeit, die mit dem Giessen der dünnen Antimonstäbchen verbunden ist. Es 
liegen bekanntlich die Temperaturen, bei welcher das Antimon schmilzt und bei welcher es 
verdampft, ziemlich nahe an einander, so, dass das in gutem Flusse befindliche Metall kaum 
eine Abkühlung tun einige Grade verträgt, ohne zu erstarren. Eine solche Abkühlung er- 
fährt es aber immer in den Giessformen, wenn diese nicht vorher auf die Temperatur des ge- 
schmolzenen Antimons gebracht und stets dabei erhalten werden. Da Letzteres nun nicht 
ganz leicht ist und bei aller Sorgfalt oft versehen wird, so geschieht es häufig, dass das in 
die Giessformen gegossene Metall früher erstarrt, als es die Höhlung der Form ausfüllt, und 
dass somit viele Stängeldien unganz oder wenigstens an verschiedenen Stellen ihrer Länge 
ungleich dick aus der Form kommen und unbrauchbar sind. So müssen oft viele Stängcl- 
chen verworfen werden, bis ein brauchbares gelingt, und die Geduld des Arbeiters wird auf 
eine harte Probe gesetzt. An dem brauchbaren Stäbchen muss (jind diess gilt auch für die 
Wismuthstäbchen , für welche die Schwierigkeit beim Giessen wegfällt) ferner mit der 
Feile die Gussnaht weggeschafft und es müssen die Enden der Stäbchen so zugefeilt wer- 
den, dass sie zusaminengelöthet eine Säule von erwünschter Gestalt und Regelmässigkeit 
darstellen. Das Feilen der Stäbchen ist aber der grossen Sprödigkeit der beiden Metalle 
wegen eine missliche Arbeit, die viele Vorsicht und Geduld fordert, und bei welcher den- 
noch sehr viele Stäbchen durch Zerbrechen zu Grunde gehen. Die besagten Schwierigkei- 
