252 
* 
II. Sitzung am 20. September. 
Präsident : Professor Burg. 
S ecretär: Professor Knar. 
5. Professor Burg zeigte einen nach seiner Angabe verfertigten Dynamographen zur 
Bestimmung der Widerstände und insbesondere der Zugkräfte aller Art vor. Der bisher zu dein 
genannten Zwecke vorzugsweise angewendete, auf dem Principe der Federwage beruhende, Reg- 
nier'sche Dynamometer «nthält den wesentlichen Mangel, dass er immer nur die grösste Kraft- 
äusserung anzeigt, welche auf die Feder oder den Stahlring, wenn auch vielleicht bloss während 
eines Augenblickes Statt gefunden hat, ohne dass man daraus weder die durchschnittlich ein- 
wirkende Kraft, noch weniger die während der Dauer des Versuches eingetretenen Verän- 
derungen derselben abzunehmen vermag. Wollte man aber, um diesem Uebelstande, wel- 
cher die Quelle von bedeutenden Irrthüinern werden kann, abzuhelfen, den Zeiger mit dem 
Winkelhebel fest verbinden, so würde man nicht nur genöthiget seyn, während des ganzen 
Versuches neben dem Dynamometer herzulaufen, um ihn beständig zu beobachten und die 
gemachten Beobachtungen sogleich vorzumerken, sondern eine genaue Beobachtung würde in 
den meisten Fällen dieser Art wegen der schnellen Vibrationen, welche der Zeiger gewöhn- 
lich macht, ganz unmöglich seyn. Alle diese Unzukömmlichkeiten beseitiget Prof. Burg da- 
durch gänzlich, dass er an dem Zeiger des Regnier’schen Dynamometers eine Bleifeder oder 
auch einen englischen Silberstift befestiget, welcher durch eine schwache Feder an einen un- 
tergelegten, kreisbandförmig ausgeschnittenen Streifen Papier oder Pergament sanft angedrück( 
zugleich aber durch ein ganz einfaches Uhrwerk von der Spitze des Zeigers gegen den 
Drehungspunct desselben sehr langsam herabgezogen wird. Bei dieser Einrichtung des nun- 
mehr Dynamograph genannten Instrumentes muss die beschreibende Bleifeder oder] der Stift auf 
dem untergelegten Papier- oder Pergamentstreifen nothwendig eine gerade, nach dem Mittel— 
puncto der Kreisscala gehende, Linie verzeichnen, sobald die einwirkende Kraft während der 
ganzen Dauer des Versuches constant bleibt; hingegen wird die beschriebene Linie stets 
mehr oder minder ausgezackt erscheinen, wenn die Kraft selbst Veränderungen unterworfen 
ist, so dass man daraus die Grösse der ein wirkenden Kräfte in jedem Augenblicke während 
der Dauer des Versuches entnehmen kann. Professor Steinheil, aus München, bemerkte 
hierzu, dass diese sinnreiche Vorrichtung einem wahren Bedürfnisse der gegenwärtigen Zeit, 
welches sich nahmentlich bei dem Eisenbahnwesen fühlbar mache, abhelfen werde. 
6. Marian Koller, Director der Sternwarte zu Kremsmünster, hielt einen Vortrag 
im Wesentlichen folgenden Inhaltes: 
Die Mittheilung, welche ich Ihnen, Hochverehrte, zu machen die Ehre habe, hat 
einen kurzen Umriss der Resultate zum Objecte, die ich aus zehnjährigen Beobachtungen 
der Luftfeuchtigkeit auf der Sternwarte zu Kremsmünster abgeleitet habe. — Diese Beobach- 
tungen umfassen die Jahre 1838 — 1842, und zerfallen, nach der Anzahl der täglichen Auf- 
schreibungen, in drei Reihen. In den Jahren 1838 — 1836 wurden täglich 9, in den Jah- 
ren 183? — 1841 täglich 8, und vom Jahre 1842 angefangen wurden täglich 7 Beobach- 
tungen gemacht. Die dazu verwendeten Thermometer (die Beobachtungen geschehen nähm- 
lich mit Augusts Psycbrometer3 von möglichst gleich grossen Kugeln und Graden, an 
