177 
la que se emplea en la construcción de los barómetros ane- 
roides, vel peso de la columna de mercurio se halla exacta- 
mente compensado en el centro del diafragma por la fuerza 
elástica de cuatro resortes de acero en espiral, bien templado, 
de la misma longitud que la columna de mercurio. La copa 
superior tiene una tapa en que hay un agujero que comunica 
lo interior del tubo de acero con otro de vidrio, de cerca de 
2 milímetros de diámetro interior, arrollado formando una es- 
piral horizontal un poco encima de la tapa, y en que hay una 
escala cuyas divisiones indican brazas ó metros. En el extre- 
mo superior del tubo de acero hay un tapón con un agujero 
de solos 0 m ,2 de diámetro, por el cual lo interior del tubo co- 
munica con la copa superior, de modo que limita en lo posi- 
ble las oscilaciones de la columna de mercurio debidas á los 
movimientos del buque. Sobre la superficie del mercurio hay 
cierta cantidad de agua, que penetra en el tubo espiral de vi- 
drio y que, cuando el instrumento está en tierra, á nivel del 
mar, llega á un punto marcado 0. 
Cuando el aparato estáá cierta profundidad en el agua, co- 
mo disminuye la presión del mercurio sobre el diafragma, los 
resortes de acero obligan al agua que sobrenada en el mer- 
curio á penetrar mas en el tubo de vidrio, y la relación de la 
superficie de las capas terminales con este es tal que, á una 
elevación de medio milímetro de la superficie superior del 
mercurio, corresponde una subida del agua en el tubo de 1 . 000 
milímetros. 
Una de las particularidades del instrumento consiste en 
ser paratermal , esto es, que la proporción de las secciones 
del tubo de acero y de sus capas terminales es tal que la dis- 
minución de la fuerza elástica de los resortes, por consecuen- 
cia de una elevación de temperatura, se halla compensada por 
una disminución correspondiente de la energía de la columna 
de mercurio. 
Las variaciones de la presión atmosférica no producen 
efecto en el instrumento, y las de densidad de la atmósfera 
solo le producirían en cuanto afectasen al peso relativo de la 
columna de mercurio, lo cual exigiría una ligera corrección. 
Para evitarlo, M. Siemens hace que el instrumento no esté su- 
TOMO XIX. 12 
