224 
António Augusto Alvares Pereira de Sampaio Forjaz Pimentel 
duações: uma realizada num arco de 105°, em meios graus, tendo um 
nónio anexo, cuja natureza é um minuto; a outra graduação indica com- 
primentos de onda, relativos aos espectros fornecidos pelo prisma. Com- 
preende-se que a construção desta segunda escala ofereça alguma difi- 
culdade, atendendo a que o ângulo de rotação do prisma é pequeno — 
cêrca de 5 a 6 graus, para todo o espectro visível — tendo, por conse- 
quência, essa escala, um espaço muito pequeno para ser gravada e sendo 
óbvio que o seu emprêgo resultaria grosseiro. Lõwe (1) removeu, em 
parte, o inconveniente, da seguinte forma: ao círculo móvel graduado do 
espectroscópio está aplicado um arco de círculo de 70°, tendo cada grau 
dividido em cinco partes iguais e sendo as divisões numeradas de 410 
a 760. 
O arco conserva-se sempre imóvel. Levamos uma risca, de compri- 
mento de onda conhecido, por exemplo a risca do sódio 590 p. p. (apro- 
ximadamente) ao ponto de cruzamento dos retículos; encontramos então, 
em correspondência da divisão 590 do arco graduado e sobre o disco 
móvel, um index com o número 590. 
Suponhamos que se desloca o disco móvel até levar uma outra risca, 
de comprimento de onda 715 p. p, f por exemplo, ao ponto de cruzamento 
dos retículos; encontraremos gravado sobre o disco móvel um index 
com o número 715 no prolongamento do traço 715 da escala fixa. 
O mesmo se passa em relação a todos os comprimentos de onda que 
se encontram assinalados no arco de círculo fixo; assim encontramos so- 
bre o disco do espectroscópio 
uma série de traços, constituindo 
uma segunda graduação, cujos 
intervalos são desiguais e au- 
mentam quando os comprimen- 
tos de onda diminuem, isto é, 
para o lado do violete. 
Retículos . — As leituras reali- 
zadas no espectroscópio fazem-se por meio de um parafuso micrométrico 
e de um sistema particular de retículos. 
Sobre vidro acham-se gravados 3 sinais de referência (fig. 3), uma 
cruz de S. t0 André com a bissectriz dos ângulos agudos vertical, um traço 
\ 
i 
i 
/ 
IN 
]■ A 
Fig. 3 
(1) F. Lõwe, Ein neuer Spektrograph für sichtbares und ultraviolettes Licht, Zeitschrift 
für Instrumentenkunde t. xxvi, (1906), p. 330 e Ein Prismentisch zur automatischen 
Erhaltung des Minimums der Ablenkung, idem, t. xxvi, (1906), p. 362. 
