Estudos de análise espectral 
225 
simples, vertical, um traço duplo, igualmente vertical; serve o primeiro 
sinal para fazer coincidir o ponto de cruzamento dos dois traços com o 
bordo direito e imóvel da fenda assimétrica, bastante aberta, do espe- 
ctroscópio; o segundo sinal serve para ser colocado ao meio duma risca 
fina dum espectro, achando-se a fenda tão apertada quanto possível; 
serve, por fim o terceiro sinal, para compreender entre os dois traços 
paralelos uma risca negra dum espectro de absorpção, que se destaque 
num fundo claro. 
Determinação de comprimentos de onda 
Para determinar, grosseiramente, o comprimento de onda de uma risca 
desconhecida, basta levá-la ao ponto de cruzamento dos retículos, pro- 
curando em seguida, com auxílio duma lupa, qual é o traço da graduação 
do disco que se encontra em direitura com um traço do arco fixo que 
tenha inscrito o mesmo número. 
Trata-se, como se vê, de obter valores aproximados, que não teem 
utilidade no género de trabalhos que nos propusémos efectuar, isto é, 
sempre que se pretenda chegar a resultados de grande exactidão. 
Um segundo método de determinar comprimentos de onda empre- 
gando êste instrumento e atingindo maior precisão, consiste em medir a 
distância angular entre a risca desconhecida e outra risca próxima, cujo 
comprimento de onda seja conhecido. Nesta medição podemos utilizar 
um parafuso micrométrico, cujo tambor tem como intervalos menores, 10"; 
obtemos uma aproximação de cêrca de V 12 p. p. ; limitando-nos a fazer 
as leituras com o nónio anexo à primeira graduação existente no disco 
do espectroscópio, o qual, como dissemos, permite apreciar ângulos de 
1 minuto, obtemos uma aproximação de cerca de V* p. p. 
Entra-se, em seguida, com esta distância angular, na curva de disper- 
são do prisma, dando os comprimentos de onda em função do ângulo 
medido no tambor; assim obtemos o comprimento de onda procurado. 
Utilizámos a curva fornecida pelo construtor do aparelho, Cari Zeiss; em 
abscissas marcam-se as leituras feitas no tambor, 1' correspondendo a 
l mm ; em ordenadas cada milimicron corresponde também a um milí- 
metro. 
E sabido que no traçado das curvas dêste género se utiliza um 
número conveniente de riscas cujos comprimentos de onda são conhe- 
cidos; há uma curva para cada prisma. 
15 
