Estudos de análise espectral 
229 
Fotografia do espectro ultra-violete 
Para fotografar o espectro ultra-violete fizemos uso dum prisma de 
quartzo de Cornu, empregando, como já dissemos, objectivas acromati- 
zadas de quartzo e fluorite (1) e servindo-nos para a introdução dos fei- 
xes luminosos no aparelho de condensadores de quartzo (2). No estudo 
da parte ultra-violete do espectro, em que se encontram as riscas mais 
sensíveis da maioria dos metais, de Gramont recorre de preferência a 
objectivas de quartzo, não acromatizadas, o que exige uma grande in- 
clinação da chapa sobre a direcção do feixe luminoso transmitido pela 
objectiva (3), como fizemos notar. 
Os ângulos dos prismas de quartzo, por nós utilizados, são escolhidos 
de maneira que o meio do espectro ultra-violete (2750 Angstrõms, apro- 
ximadamente) esteja no lugar em que se encontra a risca F do espectro 
solar quando empregamos óptica de vidro; assim conseguimos fotogra- 
far as regiões principais do espectro visível e do espectro ultra-violete. 
Realizando uma série de fotografias (estampa XX, fig. 4) com posições 
relativas diferentes, da luneta, da câmara e do prisma, isto é, alterando os 
ângulos de incidência e emergência nas faces do prisma composto, con- 
seguimos determinar as disposições mais convenientes para serem obser- 
vadas e medidas cada uma das regiões do espectro. Empregámos neste 
ajustamento o espectro obtido com a liga de Eder. 
Uma observação cuidadosa e preliminar, percorrendo com a lupa o 
espectro formado no vidro despolido, concorre muito, como já fizemos 
notar, para uma fotografia conveniente. 
(1) No cálculo desta espécie de objectivas utiliza-se a Memória de Cornu: Sur le 
spectre normale du soleil, partie ultraviolette, Annales scientifiques de 1’École normale 
supérieure, 2. e série, t. Hl, p. 421-434 (1874); idem, t. IX, p. 21-106 (1880); o trabalho 
publicado posteriormente, também por Cornu : Sur le spectre ultra-violet de 1’Hydrogène, 
Journal de Physique, 2. e série, t. v, p. 341-354 (1886) e os dados ainda mais recentes de 
Gifford, apresentados em 1902 no n.o 463, vol. lxx em The Scientific proceedings of 
the Royal Dublin Society. 
(2) Nesta descrição orientámo-nos pela comunicação feita à Société française de phy- 
sique, na sessão de 15 de Março de 1907 por Culmann: Spectrographe pour le spe- 
ctre visible e ultraviolet (Instrument construit par la maison Zeiss). Extrait du Journal 
de Physique Le Radium. 
(3) C. R. t. CXLV (1907) p. 233. 
