Estudos de análise espectral 
231 
nentes, o médio é de flint, de 90°, n D — 1,80 (1); os dois prismas extre- 
mos são de crown, de 40° aproximadamente, ligados ao primeiro com gli- 
cerina. O prisma de Rutherford utilizado tinha uma dispersão tal que 
C—F=3o48' indo alêm de A =3660 unidades de Angstrõm (2) (IO -7 m. m.). 
Os prismas de crown são destinados, não só a preservar da oxidação 
as faces do flint, mas também e principalmente a permitir que o prisma 
de flint tenha um ângulo refringente tal que, sem o emprêgo do crown a 
reflexão total teria lugar para o feixe de raios que atravessam a luneta. 
Quando se faz uso de prismas construídos de espato da Islândia 
(como utiliza de Gramont, no seu laboratório de Vignal, perto de Pau) 
(3) estes devem ter a sua aresta paralela ao eixo óptico do cristal, para 
que a dupla refracção produza dois espectros diferentes bem nitida- 
mente separados. Só utilizamos o espectro formado pelos raios ordiná- 
rios, aqueles que oferecem maior refrangibilidade e maior dispersão. 
Nos prismas de quartzo empregados por nós no estudo do ultra- 
-violete, o eixo óptico fica normal ao plano bissector do ângulo refrin- 
gente; esta disposição é vantajosa, atendendo à insignificante birefrin- 
gência do cristal de rocha ; para obviar os efeitos da polarização rotatória, 
que se produz em virtude das radiações se deslocarem nesse meio cris- 
talino segundo uma direcção que é sensivelmente a do eixo óptico, 
Cornu (4) substituiu o prisma simples, de 60°, por dois semi-prismas de 
30° cada um, juxtapostos, provenientes, um dum cristal levógiro, outro 
dum cristal destrógiro. 
O plano de justaposição corresponde, evidentemente, ao plano bis- 
sector do ângulo refringente do prisma de 60°, ficando, por consequên- 
cia, perpendicular aos eixos ópticos dos dois cristais, levógiro e destró- 
giro, empregados. 
(1) Note-se que êste índice, referido ao meio das riscas D, é muito superior ao 
índice correspondente do prisma de flint utilizado por M. de Gramont: n D — 1,6497. 
Annales de Chimie et de Physique, 8. e série, t. xvn, pag. 448, 1909 (Recherches sur 
les spectres de dissociation dans la partie visible et dans 1’ultra-violet) e C. R. t. cxxvm, 
p. 1564, (1899) (Sur un spectroscope de laboratoire à dispersion et à échelle réglables). 
(2) As unidades empregadas para comprimentos de onda são o micron u. (10* a m. m.), 
o milimicron p.. u. (10* 6 m. m.) e os Angstrõms. Esta última unidade, que é a mais 
empregada pelos físicos, corresponde ao quarto algarismo significativo dos números 
que exprimem os comprimentos de onda. 
(3) An. de Ch. et de Phys. (1909), t. xvu, 8. e s., p. 440 e 463. 
(4) Spectroscope destiné à Tobservation des radiations ultraviolettes. Journal de 
physique, t. viu, p. 185-193. (1879). 
