232 
António Augusto Alvares Pereira de Sampaio Forjaz Pimentel 
Instalação do aparelho e dos acessórios 
O espectrógrafo e todos os aparelhos anexos estavam instalados em 
mesas muito pesadas e sólidas, de forma a não exigir diáriamente mais 
do que qualquer insignificante rectificação. 
Por meio dum nível, tornamos horizontais a plataforma em que assenta 
o prisma e o suporte da câmara fotográfica; realiza-se a primeira operação 
por um movimento sistemático e conveniente de três parafusos nivelantes, 
à maneira ordinária. 
As origens luminosas ficam colocadas dum lado e doutro da luneta 
colimadora, em frente das duas janelas já referidas; do lado direito colo- 
camos a substância a analisar. Do lado esquerdo encontra-se a liga 
de Eder. (1) 
AS ORIGENS LUMINOSAS 
As origens luminosas que empregámos, podem ser reunidas em quatro 
grupos: chamas y faíscas , tubos de Geissler e arcos. 
No primeiro grupo incluímos as chamas dos bicos de Bunsen e todos 
os processos similares ; do segundo grupo faz parte o fulgurador e as 
respectivas modificações; no terceiro grupo teem lugar as descargas 
efectuadas através dos gases rarefeitos. 
O quarto grupo é reservado aos arcos voltaicos. 
A) Chamas 
Bico de Bunsen. — A substância que se pretende estudar é introdu- 
zida na chama por meio dum fio de platina, fixo num tubo de vidro; 
êste tubo de vidro é colocado num suporte, em posição conveniente. 
A chama é préviamente regulada. A extremidade livre do fio de pla- 
tina, enrolada em anel, introduz na zona de oxidação da chama a subs- 
tância que se pretende analisar. É vantajoso colocar o fio de platina um 
pouco mais baixo do que a janela do espectroscópio, procurando assim 
(1) Para proceder a um estudo mais geral da técnica necessária ao ajustamento 
dum espectrógrafo veja-se La technique du réglage d’un spectrographe, par M. P. Joye, 
Journal de Physique ; 4. e série, t. IX (1910), p. 491-509; Spectroscopy by Baly (1912), Lon- 
don, p. 138-167; principalmente, Handbuch der Spectroscopie, von H. Kayser, vol. I, Ka- 
pitel v : Die Spectroscopischen Apparate, p. 489-688. 
