Estudos de análise espectral 
235 
iões preexistentes no ar; a self-indução, enfraquecendo a descarga inicial, 
dissimula simultâneamente o espectro do ar. 
Assim conseguimos eliminar, total ou parcialmente, o espectro para- 
sita do ar; grande progresso de técnica, de importância inequívoca. 
Fazendo uso de self-induções crescentes, à eliminação do espectro do 
ar segue-se a supressão de riscas de muitos metalóides, para valores de 
self ainda insuficientes para modificar sensivelmente os espectros dos 
metais; pelo contrário as riscas que permanecem, resistindo à self-indu- 
ção, são muito brilhantes, geralmente comuns com o espectro do arco. 
Certos metalóides, que não teem espectros de arco, tais como Br, Cl, I, 
O, S, Se, N, etc., teem espectros de faísca, que desaparecem por uma in- 
tercalação conveniente de self. A simplificação dos espectros, permitindo 
uma fácil separação analítica, é de interêsse fundamental, inútil se torna 
acentuá-lo, nas investigações da Química e da Astrofísica. 
Para determinar self-indução, procedemos do modo seguinte: 
Em tubos de cartão, de 4 a 5 centímetros de diâmetro, foram enrola- 
dos fios condutores, convenientemente isolados; uns 100 m do fio vulgar- 
mente empregado para campainhas eléctricas, enrolado em bobina, são 
suficientes para eliminar, no espectro visível, as riscas provenientes do 
enxofre, selénio e fósforo, com uma condensação de duas jarras de 
Leyde, (0,006 a 0,008 microfarad). 
Como reconhecemos que as hélices dos fios empregados nas ligações 
eléctricas constituem, por si mesmas, selfs suficientes para a simplificação 
conveniente do espectro, pudemos suprimir as bobinas referidas, sem 
prejuízo manifesto. Como se vê nos Quadros adiante expostos, as riscas 
do ar são relativamente raras e igual facto se dá com as riscas dos meta- 
lóides, o que pode, aliás, determinar dúvidas na identificação dessas riscas. 
Vamos passar, sucintamente, em revista, algumas das disposições 
empregadas. 
Fulgarador. — Um processo extremamente vulgarizado, consiste em 
produzir a faísca, por meio duma bobina de Rhumkorff, à superfície do 
soluto que se pretende estudar. 
Para conseguir êste resultado, a disposição mais comum é a do fui - 
gurador Delachanal e Mermet (1) (fig. 6). 
(1) Nouveau tube spectroélectrique (fulgurateur modifié), Comptes Rendus, lxxxi, 
p. 726-728 (1875). 
Tube spectroélectrique ou fulgurateur, destiné à 1’observation des spectres des 
Solutions métalliques. 
Comptes Rendus, lxxix, p. 800-802 (1874). 
