244 
António Augusto Alvares Pereira de Sampaio Forjaz Pimentel 
seguida fixa exclusivamente a sua atenção nas riscas, mesmo as mais 
fracas, que no espectro a estudar não coincidem com as do espectro 
testemunha. 
Vejamos agora a forma por que foi aplicado o arco voltaico nestes 
estudos. 
O arco é montado em tensão; utilizámos a corrente da Companhia 
de Electricidade; os electrodos eram constituídos por 2 lápis de carvão 
de cêrca de 8 a 12 mm . de diâmetro (respectivamente o negativo e o po- 
sitivo) e foram colocados verticalmente, um por cima do outro, tendo 
o cuidado de colocar o electrodo positivo inferiormente. 
No carvão inferior abrimos uma cavidade, destinada a receber o mi- 
neral que pretendíamos estudar. 
Entre os carvões e o espectrógrafo colocámos uma lente convergente 
de quartzo, destinada 
Janela lateral 
da luneta do 
espectrografo 
a projectar o arco na 
respectiva janela do 
aparelho, como a fi- 
gura indica. 
As lentes e o pris- 
ma empregados eram, 
respectivamente, de quartzo e fluorite e de quartzo para se tornar possí- 
vel o estudo do ultra-violete longínquo. 
Colocámos o prisma numa posição favorável à observação fazendo 
uso do vidro de urânio anexo ao vidro fosco da câmara fotográfica a que 
já nos referimos; não devemos nunca utilizar, sem verificação, o ângulo 
dado pelo construtor e que é sempre aproximado. No nosso caso achá- 
mos uma diferença de 1°. 
Provocámos a formação do arco entre os dois carvões, distantes apro- 
ximadamente duns 4 milímetros, por meio dum terceiro carvão que se 
pode sustentar com a mão (sem receio de um choque) e que se apro- 
xima, lateral e simultâneamente, dos dois outros. 
Êste modo de proceder tem a vantagem de não alterar o ajustamento 
em altura, em distância e em direcção, préviamente feito, entre a janela, 
o condensador de quartzo e os carvões do arco. A corrente empregada 
era, em média, de 12 amperes. 
Antes de colocar a substância na cavidade aberta no electrodo posi- 
tivo, há vantagem em fazer passar o arco, já para realizar uma volatização 
da maior parte das impurezas dos carvões, já para fotografar o espectro, 
que é o espectro parasita que obteremos nas fotografias seguintes e cu- 
jas riscas não serão, portanto, medidas. 
