248 
António Augusto Alvares Pereira de Sampaio Forjaz Pimentel 
prisma, dando espectros pouco extensos, tem-se utilizado um micrómetro 
de reflexão, colocado na extremidade dum tubo e iluminado pela luz 
duma vela. 
Os raios que atravessam o micrómetro reflectem-se sobre uma face 
do prisma. 
Ajustamos a incidência e a tiragem de modo que, depois da reflexão, 
estes raios sigam paralelamente ao eixo da luneta e que a imagem do 
micrómetro se forme ao mesmo tempo com a do espectro, diante da 
ocular da luneta. 
Este micrómetro, geralmente, tem um comprimento de 2 centímetros 
divididos em 200 partes iguais. Deve ficar colocado numa posição fixa no 
espectroscópio ou, pelo menos, devemos escolher qualquer ponto de 
referência, para conseguir colocá-lo, de cada vez que nos servimos com 
o aparelho, na mesma posição; podemos convencionar, por exemplo, que 
o meio da risca D do sódio coincida sempre com a mesma divisão n do 
micrómetro. 
Feito isto, inscrevemos numa tabela os números de divisões da escala 
micrométrica correspondentes às riscas do espectro, faixas, etc. 
A tabela pode ser cómodamente substituída por uma curva. 
Nos espectroscópios com uma dispersão maior, a luneta pode estar 
munida dum micrómetro ocular. 
Micrómetro ocular. Nos espectroscópios* com uma grande dispersão, 
a imagem do espectro é muito comprida e seríamos obrigados a deslo- 
car a escala para estudar as diferentes partes do espectro. Pode-se, então, 
empregar um micrómetro ocular, constituído por um sistema de retículos 
que se movem com auxílio dum parafuso micrométrico. 
A distância de duas riscas que se encontrem simultâneamente no 
campo da luneta é, desta forma, determinada com bastante rigor. Algu- 
mas lunetas teem retículos fixos, medindo-se a distância angular de duas 
riscas pelo deslocamento da própria luneta, o que é menos cómodo e 
menos preciso. 
Emprêgo de espectros de comparação. Utiliza-se correntemente nas me- 
dições mais rigorosas um espectro de comparação, também chamado 
espectro de referência ou espectro testemunha, formando-se ao lado do es- 
pectro que se estuda, por intermédio de prismas de reflexão total. 
Nos espectrógrafos de precisão não se faz nunca uso duma escala; 
nos clichés obtemos, em logar duma escala, um espectro conhecido. Ge- 
ralmente é o espectro do ferro que desempenha o papel de espectro de 
comparação; nós aplicámos a Liga de Eder, composta de chumbo , cádmio 
e zinco. 
