Estudos de análise espectral 
249 
Este espectro é muito cómodo, pois as riscas intervalam-se regular- 
mente, como já referimos, permitindo determinações rigorosas. 
Foi preconizada esta liga por Eder (1893) e aplicada por êle e por Va- 
lenta, não só na parte visível, mas também no ultra-violete(l). 
As principais riscas do espectro de referência foram numeradas, como 
se reconhece no esquema anexo, executado à mão (Estampa XXIV). 
De (1) a (41) no ultra-violete; de (1) a (35) no espectro visível. A risca 
(41) do primeiro corresponde à risca (1) do segundo. Algumas discrepân- 
cias entre os comprimentos de onda inscritos nesse esquema e os com- 
primentos de onda de que nos servimos nos cálculos e que se encontram 
nos nossos Quadros , devem ser atribuídas à substituição de alguns dês- 
ses valores, por outros mais rigorosamente determinados. 
Vejamos como foram medidos os clichés e como convertemos, em 
seguida, estas medições em comprimentos de onda , 
As medições dos clichés 
Trabalhámos especialmente com um microscópio de Zeiss, modêlo 
grande, com objectiva de Leitz 1 a (div. 10), tubo de tiragem em 150 m/m, 
em geral, ocular micrométrica de Leitz, n.° 2. 
A amplificação era aproximadamente de 25 diâmetros e foi escolhida 
de maneira que um décimo de divisão do micrómetro ocular correspon- 
desse, no cliché, a um centésimo de milímetro, o que satisfaz às exigên- 
cias de de Gramont, nas medições de identificação rápida. 
Com efeito, êste espectroscopista aplicava os seus clichés numa placa 
de vidro, dividida em quintos de milímetro, susceptível de dois movimen- 
tos rectangulares; a objectiva tinha uma amplificação de 20 diâmetros. 
A ocular tinha um micrómetro de 10 divisões que correspondem a uma 
divisão da placa, mediante o ajustamento do tubo de tiragem da ocular. 
Assim obtinha Vso e por estimativa Vioo de milímetro; o observador, 
sem tirar o olho da ocular, vai ditando as intensidades das riscas e as lei- 
turas das suas posições (1). 
(1) «Zur Orientirung im áussersten Ultraviolett erscheint auch das Cadmium, Zink 
und Blei (eventuell die Legierung dieser drei Metalle) gut geeignet. Die starke Verbrei- 
tung vieler dieser Linien macht jedoch genaue Messungen schwierig. . .» 
Normal-Spectren einiger Elemente zur Wellenlángebestimmung im áussersten ultra- 
violett, von Eder und Valenta, Wien, 1899, p. 4. 
(2) C. R. t. CXLV (1907) p. 233 — Appareil destine à la production des spectres d’étin- 
