250 
António Augusto Alvares Pereira de Sampaio Forjaz Pimentel 
Por meio de uma disposição especial, imaginada por Kayser, que não 
tínhamos no laboratório em que trabalhámos, evita-se mesmo esta ne- 
cessidade de um colaborador (1). 
Conversão das medições em comprimentos de onda 
Emprego da fórmula de Hartmann. O cálculo dos comprimentos de 
onda no espectro do prisma é mais individual e mais incerto do que no 
espectro de rêde. 
Na espectrometria prática utilizam-se geralmente os trabalhos de J. 
Hartmann (2) e adopta-se a fórmula de interpolação por êle proposta: 
>.=?„ + — Ç— 
So — 5 
OU 
S — So 
conforme o sentido em que o cliché fôr medido; nesta fórmula s é a me- 
dição relativa à risca cujo comprimento de onda é \ desconhecido, quer 
seja leitura de escala, quer seja número de voltas de parafuso micromé- 
trico ; >o é uma constante que depende principalmente do espectrógrafo 
empregado mas que a experiência nos indicou dever determinar-se para 
cada série de medições; so é outra constante, que depende da posição do 
cliché no aparelho de medida: é a origem das medições; C é uma ter- 
ceira constante que depende principalmente do valor do passo do para- 
fuso da máquina de dividir, ou da divisão da escala de medida; muitos 
autores indicam C como um número constante, desde que nos sirvamos 
celle, des Solutions. Note de de Gramont, présentée par Friedel. — Séance du 9 Dé- 
cembre. 
Notions d’analyse spectrale, par A. de Gramont. 
Extrait du Traité complet d’analyse chimique de Post et Neumann, Paris, Hermann, 
1911, p. 15. 
(1) Handbuch der Spectroscopie von Kayser, vol. I, p. 644-645. Leipzig, 1900. 
(2) Ueber eine einfache Interpolationsformel für das prismatische Spectrum — Pu- 
blicationen des Astrophysikalischen Laboratoriums in Potsdam Nr. 42, Anhang zum 12. 
Bande (1898), p. 1 — 26; também Astrophysical Journal, an international review of spe- 
ctroscopy and astronomical physics. Chicago. 8.° p. 218-221 (1898). 
