Estudos de análise espectral 
251 
sempre do mesmo espectrógrafo e do mesmo aparelho de medição de 
clichés. 
A prática mostrou-nos também que esta constante deve ser determi- 
nada para cada série de leituras feitas em regiões abrangendo o máximo 
200 Angstrõms. 
Estas constantes acham-se, determinando sobre o cliché as posições 
de 3 riscas conhecidas, de referência, numa determinada região, que per- 
mitirão obter os comprimentos de onda de todas as outras riscas dessa 
região. 
Sejam h., ^2 e h os comprimentos de onda destas 3 riscas de referên- 
cia, e si, S 2 e S3 as medições correspondentes. 
Pela substituição dêstes valores na fórmula de Hartmann, obtemos 
um sistema de três equações a três incógnitas, que dá as constantes pro- 
curadas. 
A prática aconselhou-nos uma disposição de cálculo extremamente 
proveitosa, assim como pequenos detalhes que facilitam a fastidiosa e la- 
boriosa aplicação da fórmula de Hartmann. 
Baly(l), num livro que tem prestado grandes serviços à divulgação 
da espectroscopia prática, Eder e Valenta (2), de Gramont, num folheto 
de divulgação (3), etc., todos aqueles, emfim, que teem procurado expli- 
car minuciosamente a aplicação, aliás bem simples, desta fórmula, teem 
apresentado uma disposição de cálculo que julgamos poder ser melhora- 
da; é óbvio que um pequeno ganho em tempo ou trabalho no cálculo, 
se torna considerável em investigações desta espécie. A disposição, que 
nos parece preferível e que aplicamos neste trabalho é a que vamos ex- 
por, exemplificada para h = 2203,7 (chumbo) ^2 = 2205,1 (cádmio), ^3 = 
2313,0 (cádmio), sendo 51 = 0,0, 52 = 53,0, 53 = 90,5. 
Do sistema 
(D 
= >0 + 
1 2 = >0 + 
)v 3 = ) >0 -{- 
C 
5o — Si 
c 
5o — 52 
c 
5o — 5: i 
(1) Spectroscopy, by E. C. C. Baly, F. R. S., London, 1912, Longmans, Green, and 
CO., p. 159-160. 
(2) Obr. cit. : Normal-Spectren einiger Elemente. . . Wien, 1899, p. 4. 
(3) Obr. cit.: Notions d’an. spectr. . . Paris, 1911, p. 8. 
