76 
mentado de intensidad, desaparece poco á poco, mientras que 
el expectro del zinc metálico se desarrolla por su parle, y al 
fin no se ve mas que el expectro de este metal, compuesto 
esencialmente de cuatro lineas sumamente brillantes y clara- 
mente trazadas, una roja, mas refrangible que la raya seme- 
jante del hidrógeno, las otras tres en las regiones verde y azul. 
Si el tubo se enfria, se ve que en el orden inverso desaparece 
el expectro del zinc, y le sustituye el del cloro. Escepto la falta 
de coincidencia de las rayas brillantes, el cloruro de cadmio 
se conduce absolutamente del mismo modo que el cloruro de 
zinc. Mr. Miller ha presentado últimamente á la Sociedad Real 
de Londres unas fotografías muy notables de las fajas brillan- 
tes de los expectros de lodos los metales: estas fajas no apare- 
cen tan claramente señaladas como las nuestras; pero las dife- 
rencias se esplican con mucha probabilidad por la elevación 
mayor de temperatura en que se producen las fajas luminosas 
en los experimentos de Mr. Miller. De los hechos citados al 
principio, creo poder deducir que sus expectros propendían 
á convertirse en expectro continuo. 
Pudiendo disponer de un carrete de bastante fuerza, nada 
impide llegar, en cuanto á la densidad del gas que se examina, 
hasta una atmósfera completa y aun mas allá de ella: nada se 
opone por último á que se haga pasar una corriente continua 
de gas por el tubo capilar, en vez de encerrar herméticamente 
el gas en el tubo. Uno de vidrio abierto por sus dos eslremos, 
y hecho capilar por su parte media en la longitud de 1 á 2 
centímetros, y en el cual se hacen penetrar por cada lado dos 
alambres de platino aislados, y que se detienen en los dos bor- 
des de la parte estrechada, viene áser un verdadero analizador 
químico. Se pone uno de sus estreñios en comunicación con el 
aparato en que se desprende el gas que se va á examinar, ó 
con el cuello de la retorta que contiene el líquido hirviendo 
cuyo vapor quiere analizarse. El fluido, gas ó vapor que atra- 
viesa el analizador se pone candente en la parte capilar si se 
unen ambos hilos de platino con los reóforos del carrete de in- 
ducción. Si se quiere operar á la presión ordinaria, se deja que 
el gas ó vapor se escape libremente por el otro estremo del ana- 
lizador. Por el contrario, si se cree preferible operar á una 
