m 
plazados por las sencillas placas que presento á la Academia. 
Se han medido asi dos intervalos dentro de un taller y por 
dos veces diversas. Los resultados de las dos medidas son los 
siguientes: 
1. a placa, a'a\ 2. a placa, b’ba 9 a\; 3. a placa, b 2 b\ 
Las rayas a y b son las hechas con los trazadores A y B; 
el índice 2 corresponde al 2.° intervalo; y las letras acentua- 
das pertenecen á la segunda medición. Ambas medidas se 
comprobarán por la relación 
b'a\= a'a + 6a 2 +& 2 6' 2 
Las placas se limpiaron con carbón, y colocadas bajo un 
microscopio se efectuó la medida correspondiente. Los resul- 
tados obtenidos en dos veces y por dos observadores, valién- 
dose de un instrumento que no había sido ni rectificado ni 
construido para operaciones de este género, son los siguientes: 
tía = 
- JmB 
‘,0410 
m ,0463 
ba„ = 
= i. 
371o 
i, 
3701 
W',= 
= i. 
4333 
i. 
4345 
Suma 
. 3, 
8466 
3, 
8511 
b'a\ = 
= 3, 
8437 
3, 
8496 
Diferencia . . 
. o. 
0009 
0, 
0015 
El error sería de cerca de 1 milésima de milímetro en 
una longitud de 8 metros; en cuanto á las diferencias cons- 
tantes de lectura, como las que aquí pueden suponerse, des- 
aparecerán siempre por completo, gracias á las alternativas de 
signos de los intervalos medidos. 
2.° Permite volver á hacer sin nuevos gastos la operación 
completa. 
* 3.° Materializa en cierto modo la base misma, y la conser 
va indefinidamente para toda comprobación ulterior. 
La operación sobre el terreno es mas difícil sin duda que en 
un taller; pero estas medidas bastan á mi parecer para de- 
mostrar que el aparato de trazadores da mucha mayor preci- 
