112 
Vasco Palmeirim 
circulação abaixo do ponto comprimido. Só variava o processo de com- 
pressão: bloco sólido, esfera elástica ou braçadeira pneumática. 
l.o — Bloco sólido. — Os processos de Vierordt, Ferster Landois, etc., 
consistiam apenas em carregar a mola de um esfigmógrafo com um pêso 
tal que fizesse cessar o traçado esfigmográfico. Outros, como Waldenburg, 
limitaram-se a comprimir a artéria com uma haste munida de uma mola 
em espiral até que desaparecessem as pulsações. A força dispendida era 
calculada pela deformação da mola. 
Marey e Potain puzeram bem em evidência as múltiplas causas de êrro 
que falseavam os resultados obtidos e o processo foi completamente posto 
de lado. 
2.o — Esfera elástica. — V on Basch, em 1876, fez construir um aparelho 
formado por uma pequena calote de borracha adaptada ao topo inferior 
de um tubo de vidro, o qual estava em comunicação com um manómetro. 
Por meio de um funil, introduzia-se água no aparelho, e com a calote com- 
primia-se a radial ao mesmo tempo que, digitaímente, se vigiava o pulso. 
Ao desaparecerem as pulsações, o manómetro devia indicar a pressão má- 
xima. Este aparelho muito pouco prático foi modificado pelo próprio autor e 
por Potain, que substituíram o manómetro de mercúrio por um manómetro 
elástico e a água pelo ar, introduzido por meio de uma bomba compressiva. 
O princípio dêste método é efectivamente exacto. Von Basch verifi- 
cou-o experimentalmente desnudando a femural ou a carótida de alguns 
animais, metendo por debaixo delas uma pequena táboa e medindo a ten- 
são arterial com o seu esfigmomanómetro. Os números obtidos eram quási 
iguais aos que encontrou depois, nos mesmos animais, por mensuração 
directa e sangrenta. 
Contudo, nas aplicações práticas encontram-se êrros consideráveis, devi- 
dos em parte à interposição de partes moles e às relações da radial com o 
tendão do grande palmar e, principalmente, ao desvio da artéria sobre a face 
anterior do rádio. 
Uma grande parte da força de compressão perde-se assim, porque a 
pressão da ampola se não exerce perpendicularmente sôbre a artéria mas 
sim em direcção oblíqua, e os números obtidos com o aparelho de Potain 
no homem são notávelmente mais elevados do que os fornecidos por 
outros aparelhos mais exactos. 
3.° — Braçadeira pneumática. — Riva-Rocci, professor de patologia 
médica em Pavia, tendo notado a principal causa de êrro do aparelho de 
