Sobre tensão arterial em cirurgia 
113 
Potain, evitou-a no seu esfigmomanómetro, usando para a compressão da 
artéria, uma braçadeira pneumática circular. Esta braçadeira é colocada ao 
meio do braço, ó ar é introduzido por meio de uma bomba ou de uma 
pera insufladora de Richardson, a tensão é medida por meio de um manó- 
metro de mercúrio e as pulsações são observadas na radial. O funciona- 
mento é idêntico ao do aparelho de Von Basch-Potain. 
Depois de várias discussões e experiências sobre a largura que devia 
apresentar a braçadeira, Recklinghausen concluiu que esta devia ser de 12 
cms. pelo menos. Qualquer braçadeira de menor largura dá números exa- 
gerados. 
Em 1907, Müller e Blauel (1), autores de notáveis trabalhos sobre o 
valor de vários esfigmomanómetros, aos quais várias vezes nos referiremos, 
fizeram a experiência directa em três homens durante amputações do 
ante-braço e verificaram que, com uma braçadeira de õ cms., o êrro 
atingia 41/100, ao passo que com outra de 15 cms. o êrro era apenas de 
7,5/100. 
Êste aparelho que, rápidamente adquiriu grande voga, fornece núme- 
ros muito exactos na avaliação da pressão sistólica. 
Foi usado sistemáticamente no serviço do Prof. Francisco Gentil desde 
1904. 
Outros aparelhos há ainda baseados sobre o mesmo processo, mas uti- 
lizando o método gráfico. Tais são o esfigmomanógrafo de Jaquet e o esfi- 
gmomanometrógrafo de Seagrange, que têem a grande vantagem de forne- 
cer um gráfico muito exacto da tensão sistólica, mas são muito pouco 
práticos para o uso corrente. 
Os aparelhos como o esfigmo-sinal de Vaquez são construídos de tal 
forma que, a cada pulsação, se obtêm um movimento de um índice, cons- 
tituído por um ponteiro muito sensível ou por uma gota líquida córada. 
Dêste modo, a palpação é substituída pela visão muito mais perfeita. 
Comparando estes três métodos: palpatório, gráfico e visual, viu-se 
depois de numerosas experiências que o primeiro, sendo mais rápido, 
mais cómodo e mais fácil, é, pelo menos, tão sensível como os outros 
dois. 
Janowsky, apesar de partidário do método gráfico, diz que «em 300 
observações os resultados da palpação foram absolutamente concordantes 
com os que obteve pelo método gráfico». 
(1) Otfried Müller und Karl Blauel -Zur Kritik des Riva-Rocci’schen und Gaertner' schen 
Sphygmomanometers- Deutsches Arch. fur Kl- Medz. - xci - 1907. 
8 
