116 
Vasco Palmeirim 
e assim tínhamos que o manómetro, bastante sensível nas pressões baixas* 
perdia muito da sua sensibilidade à medida que a pressão do ar ia aumen- 
- tando. 
O Prof. Pal, de Viena fez construir em 1906 um esfigmoscópio em 
que existia um manómetro de mercúrio destinado a medir a pressão do 
ar no aparelho, e um pequeno índice de álcool córado movendo-se em 
um tubo de vidro horizontal, destinado a indicar as oscilações. 
Este instrumento era bastante sensível, mas a manobra era longa e 
complicada e o aparelho pouco portátil. 
Victor Pachon, do Laboratório de fisiologia da Faculdade de Medicina 
de Paris, imaginou em 1909 um aparelho que denominou oscilómetro 
esfigmométrico e cuja característica é: possuir sensibilidade constante seja 
qual for o regime de pressão a que esteja submetido. 
Compreende-se que só um aparelho nestas condições poderá utilizar 
com vantagem as menores diferenças de amplitude das oscilações, É evi- 
dente, por outro lado, que a grande sensibilidade do aparelho deve man- 
ter-se constante, porque não poderíamos comparar entre si pulsações tra- 
duzidas objectivamente em circunstâncias de sensibilidade variável do 
instrumento indicador. 
Faremos do aparelho, que é muito conhecido, uma descrição sumária. 
Em uma caixa rígida e herméticamente fechada, está encerrada uma 
cavette aneroide. A caixa, a cápsula manométrica e uma braçadeira estão 
normalmente em comunicação por tubos metálicos e de cauchu. Uma bomba 
permite estabelecer qualquer pressão no sistema constituído por êsses 
órgãos; o valor da pressão é dado por um manómetro; uma válvula per- 
mite diminuir à vontade o valor do regime da pressão primeiramente esta- 
belecido. 
Para fazer uma leitura, quer dizer, para reconhecer a amplitude das 
pulsações arteriais a uma dada pressão, basta actuar sobre um órgão sepa- 
rador que pode interceptar a comunicação entre a caixa o sistema com- 
posto pela braçadeira e a cápsula manométrica. 
A originalidade do oscilómetro reside em que êste instrumento realiza 
um aparelho de resistência não sómente constante mas ainda nula, seja 
qual fôr a pressão que reine no sistema. Esta característica, que faz do 
oscilómetro um tipo de aparelho físico inteiramente novo, é obtida graças 
a dois artifícios. 
O primeiro consiste em fazer com que qualquer pressão que se exerça 
sobre a parede interna da cápsula oscilométrica se exerça também sobre 
a parede externa da mesma cápsula. Dêste modo, esta parede que é jus- 
