118 
Vasco Palmeirim 
do aparelho enquanto essas oscilações se mantenham iguais, mas ao notar- 
mos a aparição da primeira oscilação diferenciada, que marca a entrada da 
zona de oscilações progressivamente crescentes, lemos o manómetro. A pressão 
lida nesse momento é a pressão máxima. O que permite verificar que entrá- 
mos na zona de oscilações crescentes é a amplitude maior da pulsação que 
se segue imediatamente a essa, quando fazemos baixar ligeiramente a pres- 
são do ar; para a verificação da pressão máxima temos, portanto, ao mesmo 
tempo a pulsação que a precede e a que a segue. 
Continuamos a fazer cair a pressão, percorre-se então a zona das osci- 
lações gradualmente crescentes, durante a qual o observador pode fácil- 
mente estudar as características do pulso, tanto debaixo do ponto de vista 
do ritmo como da sua forma e da sua amplitude, graças à grande sensi- 
bilidade do aparelho. A primeira oscilação mais fraca que sucede às gran- 
des oscilações corresponde à pressão mínima. 
O inconveniente do aparelho de Pachon, apontado por Gallavardin 
(que aliás confessa nunca o ter experimentado à data da publicação do seu 
livro), é que as oscilações não são observadas contínuamente, em vista da 
necessidade de não carregar sobre o botão separador enquanto se faz 
variar a pressão do ar e, por isso, a fase das grandes oscilações é difícil de 
delimitar. 
Na prática tal não acontece. 
Um observador experimentado faz uma leitura bastante rápida, bai- 
xando a pressão de meio em meio centímetro, o que é mais que suficiente 
para a observação corrente da tensão arterial. 
Comparação dos resultados obtidos 
Não foram ainda feitas verificações experimentais para que se possa 
fazer a crítica exacta do método oscilatório na determinação dos dois 
elementos da tensão arterial. Mas, indirectamente, comparando os valores 
obtidos pelo processo das oscilações de Marey com os determinados pela 
exploração da circulação abaixo do ponto comprimido (método êste que 
foi verificado experimentalmente), podemos fazer um ideia do seu valor. 
a) — Pressão máxima. — Todos os que comparam o método oscilató- 
rio com o método Riva-Rocci são unânimes em reconhecer que o primeiro 
dá, na determinação da pressão máxima, números mais elevados que o 
segundo. 
