231 
SÉANCE DU 23 JANVIER 1 
L’appareil se compose d’une règle 
graduée AG (pl. Yll), à l’extrémité G 
de laquelle est fixé un bras perpendicu- 
laire à l’axe AG, et qui porte deux ali- 
dades ; à l’autre extrémité A de la règle 
est un bras mobile AB qui porte aussi 
deux alidades. 
L’observateur se place en G et fixe le A 
point O, de telle sorte qu’il voit sur la 
ligne GDO, puis il se porte en A et vise par les alidades A et B 
le point O. A l’extrémité B de la règle mobile AB est fixée une 
règle divisée, qui se meut avec la règle AB, et dans une rainure 
pratiquée dans la règle fixe AC, de telle sorte qu’elle conserve 
toujours une position perpendiculaire avec l’axe AG. 
L’observateur ayant visé au moyen de deux alidades le point O, 
on voit qu’il a déterminé ainsi deux triangles semblables ; l’un 
qui a pour sommet le point O, c’est-à-dire AGO, l’autre ABE. 
Ges deux triangles semblables permettent de poser la proportion ; 
GO : AG :: be : ae, 
d’où CO, distance cherchée ; 
AG X BE 
Or AC, longueur de la règle, est connu, et BE et AE se trou- 
vent indiqués au moyen des divisions que portent les règles. 
On peut , en faisant l’appareil symétrique par rapport à CD, 
obtenir une vérification, car on aurait : 
CO : CF :: gh : hf, 
GO = 
CFxGH 
HF ■* 
Si les deux valeurs de CO ne sont pas identiques, on prendrait 
la moyenne. 
Voici quant aux distances. 
L’instrument, pour prendre les niveaux, peut être séparé du 
niveau, ou réuni avec lui au point G. 
Cet instrument se compose d’un cercle d’une dimension voulue, 
par le centre duquel passe un diamètre divisé à la même échelle 
que AC, ainsi que des perpendiculaires représentant les sinus des 
arcs de division. 
