ANNALES DE L’INSTITUT PASTEUR 
342 
garder de heurler le côlé de la membrane ( h ) contre un objet 
dur (par exemple un autre dialyseur). Pour empêcher autant 
que possible un accident de ce genre, j’ai choisi la forme un peu 
ventrue. Un bon modèle, mais un peu compliqué, est celui 
avec six pointes protectrices, placées immédiatement au-dessus 
de la membrane (voir A). Les dialyseurs sont de différente 
grandeur, l'orifice inférieur a un diamètre d’environ 6 cm., 
4 cm. ou 2 cm. 5. Le plus souvent je me suis servi des dialy- 
seurs de 2 cm. 5 et de 4 centimètres. On ajuste la membrane, le 
côté de r épithélium tourné vers /’ intérieur du dialyseur ; sa 
Fig. 1.— Appareils pour faire la dialyse avec les membranes amniotiques. 
A gauche : support. La pièce métallique a (a 1 = a vue d’en haut) est trouée 
deux fois et munie de deux vis. Elle permet de donner aux dialyseurs les 
situations qu’ils doivent avoir. On peut ranger plusieurs supports à côté l’un 
de l’autre et plonger les dialyseurs dans un vase oblong, formant ainsi une 
véritable batterie de dialyseurs. Quelquefois il est commode de faire tourner 
le dialyseur d’un angle de 180° autour de a. 
A droite : différents modèles de dialyseurs. 
surface lisse permet d’opérer quantitativement. La fixation se 
pratique le mieux avec de la soie. 
Avant de se servir de la membrane, il faut contrôler si elle 
est parfaitement étanche. Pour cela, on remplit le dialyseur 
d’eau et on le suspend en l'air On sèche ensuite la membrane 
avec un morceau de papier filtre. Quand elle reste sèche pendant 
une heure, ou quand elle ne laisse transsuder après ce temps 
qu'une trace d’eau, on peut s'y fier entièrement. 
On peut stériliser le dialyseur muni de sa membrane en le 
suspendant dans l’intérieur d'un autoclave et en chauffant pen- 
dant quinze minutes à la pression d’une demi-atmosphère, ou 
encore pendant une demi-heure dans la vapeur sans pression. La 
