38 
W. G. IIankel, 
Seitdem ich gezeigt habe, dass die in der Flamme vorhandenen 
elektrischen Spannungen sich auch mittelst des Galvanometers messen 
lassen, hat man dies letztere Instrument ausschliesslich zur Untersuchung 
angewandt. Meines Erachtens nach ist aber bei diesen Untersuchungen 
mein Elektrometer dem Galvanometer unbedingt vorzuziehen: durch 
mein Elektrometer erhalte ich alle Angaben fast augenblicklich, kann 
also den Aenderungen der elektromotorischen Kräfte während der stei- 
genden und sinkenden Temperatur immerfort ohne Schwierigkeit fol- 
gen; es liefert mir ferner unmittelbar die Grösse der elektrischen Span- 
nungen, während beim Galvanometer sich der Widerstand der Kette 
einmischt, und zur Ermittelung der Spannungen zwei Messungen erfor- 
dert werden , die, falls Polarisationen der Polllächen eintreten , selbst 
abgesehen von Aenderungen in dem Brennen der Flamme während der 
Dauer dieser zwei Messungen, schliesslich nicht einmal den wahren 
Werth der gesuchten Spannung liefern. Man darf endlich nicht glau- 
ben, dass wenn man z. B. bei gleichen Abständen eines Metailes von 
dem Dochte und bei gleichgestalleter Flamme zwei Ströme misst, de- 
ren einer in der Flamme aufsteigt, der andere aber in ihr abwärts geht, 
auch abgesehen von jeder Polarisation, die gemessenen Stromstärken 
den elektrischen Spannungen selbst proportional seien; dies kann be- 
kanntlich nur statt finden, wenn in beiden Fällen die Widerstände 
gleich sind, was aber trotz völlig gleicher äusserer Bedingungen in 
Entfernungen und Gestalten bei entgegengesetzten Stromrichtungen, wie 
ich am Schlüsse des zweiten Theiles zeigen werde, nicht der Fall ist. 
Daher habe ich die Untersuchung der sogenannten Flammen- 
eleklricität vorzugsweise mit meinem Elektrometer ausgeführt, und 
die vorstehenden wenigen Messungen mit dem Galvanometer hier 
nur mitgetheilt, um zu zeigen, dass die Resultate der Beobachtungen 
am Galvanometer mit den am Elektrometer gemachten im vollen 
Einklänge sind. Absichtlich habe ich darunter ein Beispiel aufge- 
nommen, wo durch blosse Aenderung der Stellung die Stromrichtung 
in Uebereinstimmung mit der am Elektrometer gemessenen Spannung 
sich umkehrte. 
