MODIFICATION 
DUN RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE 
par Louis MARMIER. 
Dans le régulateur à action directe de M. Lequeux (lig. 1). les 
variations de longueur du tube dilatable se transmettent à une 
laine d’acier Â. Par suite de la disposition en forme de levier 
de cette lame, les variations de longueur se trouvent amplifiées 
à l’extrémité a. Dans l’adaptation de ce modèle au chauffage 
électrique, le contact commandant le relai se fait entre une 
pointe située à cette extrémité et la paroi d’un godet porté par 
une tige à pompe P. 
A l’usage, nous avons observé plusieurs fois des dérange- 
ments de ce régulateur. Petit à petit, les surfaces de contact 
s’altèrent (formation de cavités, etc.), d'où des variations,, 
d'ailleurs irrégulières, de la position de rupture. D’autres fois, 
le ressort de la tige à pompe ayant mal fonctionné, le godet 
est déplacé. Nos étuves se sont ainsi trouvées parfois, soit à do 
trop basses, soit à de trop hautes températures, la rupture du 
contact n’ayant pas du tout eu lieu. Cela s’est produit aussi bien 
avec le godet sans liquide qu’avec le godet rempli de liquide 
isolant, tel que : pétrole, huile de paraffine, etc. 
Nous croyons avoir remédié à ces accidents par la modifi- 
cation suivante (fig. 2). On fixe sur la lame d'acier A, à l’aide 
de deux petits colliers, une lame de scie S, plus longue que la 
lame A qu elle prolonge. Cette lame S étant suffisamment 
élastique, on remplace la tige à pompe et son support B par un 
support rigide C, à l’extrémité duquel coulisse une tige D. 
Celle-ci est fixée dans la position voulue par une vis de ser- 
rage V. En regard de la lame de scie, D se termine par une 
portion de cylindre à axe parallèle à la largeur de la lame de 
scie. Le contact électrique se fera entre cette lame mobile et 
élastique et une arête lixe du cylindre. On peut disposer le 
long du support C plusieurs passages pour la tige D, ce qui 
permet d’avoir à volonté diverses sensibilités du régulateur. 
