NOUVEAU RÉGULATEUR D’ÉTUVES 
PAR 
Hugues CLEMENT 
Préparateur de Physiologie générale et comparée. 
Tandis que les modèles de thermo-régulateurs pour étuves 
chauffées au gaz sont excessivement nombreux, il n'existe que 
fort peu d appareils électriques. 
Les premiers sont toujours basés sur la dilatation de corps 
par la chaleur (qu'il s'agisse de dispositifs à liquides, à mem¬ 
branes, à lames métalliques, le mécanisme est semblable). La 
dilatation positive ou négative du système rétrécit ou augmente 
l'orifice d'arrivée des gaz. 
s. 
Les seconds reposent sur l'ouverture et la fermeture alter¬ 
natives du courant. Le bain de paraffine de Regaud est connu 
dans tous les labotaroires. 
Notre modèle, excessivement simple, présente comme prin¬ 
cipaux avantages de pouvoir facilement s’adapter aux étuves 
existantes (Maury, par exemple) (i), de ne réclamer aucun ré¬ 
glage par tâtonnement, de ne pas s’encrasser, d'avertir, si on 
le désire, de tout arrêt de courant. 
Il se compose essentiellement d'un thermomètre métallique A 
(i) Il suffira d'enlever le tube à mercure et de relier un pôle du thermo¬ 
mètre aux supports de ce tube, l'autre pôle à la bague du pointeau. 
