IG 
NOUVEAU RÉGULATEUR D'ÉTUVES 
portant deux aiguilles mobiles à volonté (l, 3 ) et une ai¬ 
guille ( 2 ) qui marque la température, — ces aiguilles doivent 
être en platine de préférence (2) —- ; d’un système bascula- 
teur X, mû par les électro-aimants E E. 
Soit une étuve à porter et maintenir à 26 degrés. Nous pla¬ 
cerons l’aiguille 1 sur 26. Toutes les fois que la température 
sera réalisée, l’aiguille thermométrique 2 actionnera par son 
contact avec l’aiguille 1 le système X, et le courant sera inter¬ 
rompu. Sitôt le degré désiré perdu, le système X replongera 
dans le mercure Hg, rétablissant le passage du courant, et ainsi 
de suite. 
D’autre part, un mécanisme analogue actionnera une son¬ 
nerie lorsqu’un accident se produira dans la canalisation, par 
simple contact de 2 et 3 . Bien entendu, ce contact doit agir sur 
des piles, de façon à être indépendant du circuit chauffant. 
Ceci est très utile pour les couveuses artificielles, où les jeu¬ 
nes resteront préservés des dangers du froid. 
(2) Le platine est de beaucoup préférable aux autres métaux, lorsqu’il 
s’agit de forts courants capables de fondre par une seule étincelle des aiguilles 
de laiton, cuivre ou fer. 
