UVIOSPECTROGRAPHE 
A CUVETTE HORIZONTALE 
PAR 
M. Raphaël DUBOIS 
L’appareil que j’ai l'honneur de présenter à la Société Lin- 
néenne a été construit sur les indications que j'ai fournies en 
1911 à la maison Pellin, de Paris. 
C’est un spectrographe disposé de façon à permettre d’ob¬ 
tenir un spectre de l’ultra-violet étalé sur une échelle indiquant 
les longueurs d’ondes correspondant à la région dans laquelle 
se fait l’expérience. Une glace graduée pour repérer les spec¬ 
tres a, se place dans le coulisseau 9, lequel peut recevoir égale¬ 
ment un châssis j pour photographier les spectres. 
Le support e peut glisser dans le coulisseau et être placé 
dans la région du spectre dont on veut expérimenter l’action. 
Il sert de support aux cuvettes c, d, l'une en quartz, l'autre en 
verre pour exposer comparativement les organismes vivants ou 
les substances sur lesquelles on veut faire agir les U. V., et 
conserve leur horizontalité dans toute l’étendue du spectre. 
Le reste de l’appareil se compose : 
i° D’un trépied support, à collier de serrage, permettant 
d’élever plus ou moins l’appareil grâce à la tige 1' coulissant 
dans le tube 1" portant le bouton à vis de serrage. 
La chambre noire 2 renferme le prisme de quartz. 
Les tubes 3 et 3 ' conduisent les rayons dans la chambre 
noire. 3 ' coulisse dans 3 pour la mise au point. 
Le bouton de réglage 4 permet d’augmenter ou de diminuer 
la fente du collimateur, par où pénètrent les rayons. 
Une vis 5 agit sur un ressort capable de donner l'inclinaison 
voulue au tube 3 . 
